370 



Normalkerze vergleicht. Meine Kerze war gleich 

 1,454 Meterkerzen. Natürlich rauss man bei Be- 

 nutzung einer Stearinkerze auf möglichst gleiche 

 Plammenhöhe sehen, da sonst die Lichtstärke bis 

 50^0 und darüber differieren kann. Ich habe mich 

 schliesslich doch zu der Meterkerze als Einheit ent- 

 schlossen, und die folgenden Werte beziehen sich 

 auf eine solche. 



Die Methode der Messung ist nun folgende: 



Man legt ein Stück M-Papier in eine Art selbst- 

 gefertigter photographischer Kassette, 12x6 cm im 

 Lichten, darüber eine Deck-Glasplatte von denselben 

 Dimensionen, die man aber zur Hälfte in der Längs- 

 richtung mit lichtdichtem Karton beklebt hat, so dass 

 nur die eine Hälfte des Papiers frei liegt. Dies Ein- 

 legen hat natürlich im Dunkelzimmer zu geschehen. 

 Die Kassette wird jetzt in einen „selbstgeklüterten" 

 prismatischen Kasten aus Holz oder dicker Pappe 

 (lichtdicht) gelegt. Mein Kasten hat eine Höhe von 

 26 cm und eine Standfläche von 16,5x13,5 cm. Auf 

 die Dimensionen, ausgenommen Höhe — kommt es 

 nicht an, nur muss natürlich die Kassette flach auf 

 dem Boden liegen können. Die obere Fläche des 

 Kastens wird durch eine am besten aus Messing her- 

 gestellte Platte (lichtdicht!) verschlossen, welche in 

 der Mitte einen kreisförmigen Ausschnitt von ca. 5 mm 

 Durchmesser hat; unter dem Ausschnitt kann an 2 

 durch die aufrechten Wände des Kastens geführten 

 Fäden ein Schlitten mit 4 — 5 Diaphragmen von 1 

 bis 4 mm Durchmesser hin und her gezogen werden, 

 so dass das Ganze einer Lochkamera mit verschieb- 

 baren Diaphragmen ähnelt. Diese letzteren müssen 

 äusserst genau gearbeitet und mikroskopisch gemessen 

 werden; sie sind das einzige „Kostbare" an dem 

 Apparat, indessen sind sie für etwa 10 ^ zu haben. 

 Meine 4 Diaphragmen, die H. Prof. Weber die Güte 

 hatte, für mich herstellen zu lassen und selbst aus- 

 zumessen, haben folgenden Durchmesser: 



dl =0,9793 mm; dg = 1,9400mm; dg =3,1 162mm; 

 d4 = 4,1232 mm. Die Löcher sind konisch zu bohren, 

 die engere Seite nach unten gekehrt. Würde man 

 in dieser Montierung jetzt den Apparat dem Himmels- 

 licht aussetzen, so würde er als Lochkamera wirken. 



