371 



also das Papier nach dem Entwickeln ein Bild des 

 Himmels mit seinem Gewölk geben. Das ist aber 

 nicht unsere Aufgabe. Man überdeckt daher die 

 Messingplatte mit einer Milchglasplatte (nicht Matt- 

 glas), deren eine, nach oben zu kehrende Seite man 

 mit feinem Smirgelpulver (wie bei Herstellung von 

 Gesteinsdünnschliffen) so lange geschliffen hat, bis 

 keine blanken, stark reflectierenden Stellen mehr sicht- 

 bar sind, was in V2 — ^ Std. gelingt. Zu dem Zweck 

 befestigt man ein kleineres Stück Glas auf einem 

 Holzpflock (mit Leim), streut Smirgelpulver auf die 

 Milchglasscheibe, das man mit Wasser bespritzt und 

 schleift mit dem Pflock. Bei der Auswahl des Milch- 

 glases ist darauf zu sehen, dass es überall gleich 

 dick und gleich „milchig" ist. Auch muss die Milch- 

 glasscheibe einen lichtdichten Verschluss des Kastens 

 bilden. Schliesslich wird der so montierte Kasten von 

 einem leicht abnehmbaren, aber lichtdichten Deckel 

 geschlossen, und damit ist der Insolator zunächst 

 zum Gebrauch fertig. 



Nachdem man durch Ziehen an dem Faden des 

 Schlittens ein kleineres oder grösseres Diaphragma — 

 je nachdem nach Schätzung die HeUigkeit grösser 

 oder geringer ist — in die Oeffnung der Messing- 

 scheibe gestellt und die gefüllte Kassette hineingelegt 

 hat, stellt man den Insolator an einem einen möglichst 

 freien Horizont darbietenden Orte (Dach) so auf, dass 

 die Milchglasscheibe eine horizontale Lage hat (Libelle), 

 zieht schnell den Deckel ab, belichtet eine möglichst 

 genau gemessene Zeit hindurch, etwa 15 Sekunden, 

 und schliesst schnell den Deckel. Bald darauf be- 

 lichtet man die vorher verdeckte Hälfte des M-Papiers 

 in derselben Kassette (Deckglasplatte umkehren) durch 

 eine Meterkerze (oder Stearinkerze) stufenmässig, am 

 bequemsten im Abstände von 1 m, indem man einen 

 Schieber vor dem Papier etwa alle 2 oder 3 Sekunden 

 ein Stück weiter wegzieht, so dass also das erste 

 Stück des Papiers 2 (resp. 3), das 2. Stück 4 (resp. 6) 

 Sekunden u. s. w. von der Kerze belichtet wird. 

 Entwickelt man jetzt das ganze Stück M-Papier photo- 

 graphisch, so wird sich auf der mit der Meterkerze 

 belichteten Seite eine Stufe (event. durch Schätzung) 

 finden lassen, deren Nuance mit der vom Himmels- 

 licht herrührenden übereinstimmt. Aus der Insolations- 



