—- 113 = 
hube de estudiar un procedimiento para medir dicha solu- 
bilidad en el nuevo aparato. 
Procedimiento indirecto para deducir la solubilidad del 
CO,, producido por la explosión, en el agua del tubo infe- 
rior del eudio-grisúmetro. Esta determinación, fácil de ha- 
cer a primera vista comparando los resultados obtenidos 
en el aparato que estudiamos con los deducidos de otro en 
que se operaba sobre mercurio, no resultaba tan sencilla a 
causa de otros errores de que luego hablaremos, siendo, 
por tanto, necesaria una determinación más directa. Ahora 
bien, para ello era preciso tener bien en cuenta las 
condiciones de funcionamiento del aparato, a saber: exis- 
tencia de una mezcla carbónica, en el depósito central D y 
de aire sin CO, en el tubo inferior £, con oscilación inter- 
mitente de la columna lí- 
quida de este tubo al abrir 
la llave 2 y al sacudir el 
aparato para hacer salir el 
agua que hubiera podido 
quedar retenida en el orifi- 
cio de esa llave. 
Después de varios tan- 
teos conseguí realizar di- 
chas condiciones de la ma- 
nera siguiente: 
Preparada una mezcla 
de aire y anhídrido carbó- 
nico en las condiciones de- 
seadas, se transvasa ésta al 
eudio- grisúmetro (fig. 3), 
que se ha colocado sobre 
una vasija distinta de la de 
trabajo (para evitar que el laura $ 
agua de ésta vaya disolviendo carbónico), haciendo entrar 
el gas, como de costumbre, por el tubo superior del apara- 
O A 
