o EOS 
A E 
dos del eudio-grisúmetro podían darse como buenos; 
2.”, que con mezclas con exceso de oxígeno, los resultados 
eran erróneos por exceso, y 3.”, que en las mezclas débiles, 
y en las que tenían poco exceso de oxígeno, los resultados 
eran bajos; lo cual atribuí a que el enfriamiento de las pare- 
des de la cámara de explosión se dejaba sentir en el eudio- 
grisúmetro antes que en la pipeta Hempel-Pfeiffer, porque 
la superficie de aquélla, con relación a su volumen, era 
próximamente doble que en ésta. 
Sin embargo, estas no fueron mis primeras conclusiones, 
pues habiendo habido una equivocación en la determina- 
ción de la constante del eudio-grisúmetro (2,125 en vez 
de 2,09, o sea 3,5: 209 = 1,675 por 100 de error por ex- 
ceso), los resultados obtenidos para las mezclas de metano 
al 8 por 100, pareciéronme entonces excesivamente eleva- 
dos y queriendo descartar en el resultado la influencia de 
todo error aditivo decidí empezar, desde luego, una serie 
de ensayos, operando con mezcla oxhídrica, lo que de 
todos modos tendría que hacer más adelante, y con lo 
cual evitaba en absoluto el error debido a la presencia 
deco: 
