— 180 — 
bien su precio no era prohibitivo, pues sólo se trataba de 
7 cm. de alambre de 0,6 mm. de diámetro, que pesaba 0,42 
gramos, merecía industrialmente ser tenido en cuenta. 
Ahora bien, al empezar esta nueva serie de ensayos, ope- 
rando con alambre menos alterable que el níquel, del cual 
los ensayos (1) de la segunda serie con mezcla oxigenada 
me hacían temer que en ciertas condiciones se oxidasen, y 
los últimos (7) y (10) me inducían a pensar que pudiese, 
en otros casos, absorber hidrógeno, hube de observar otras 
diferencias que no podía atribuir a las mismas causas. Estas 
diferencias eran debidas, sin duda, a que por estar recién 
construidos los nuevos eudio-grisúmetros, el cemento que 
servía de unión a la bola de vidrio del depósito D con los 
casquillos metálicos que lo terminan, estaba todavía a me- 
dio fraguar y tenían acción sobre él los gases de la explo- 
sión. Como consecuencia de ello y pensando en otras cau- 
sas posibles de error, fuí conducido a estudiar las distintas 
circunstancias que pueden producirlos, incluyendo las que 
podemos designar por errores procedentes del modo de 
construcción del aparato. 
Estos errores, según la causa que los produce, son unas 
veces aditivos, es decir, que dan resultados demasiado ele- 
vados, otras son sustractivos, y a veces resultan aditivos o 
sustractivos, según las condiciones. 
A continuación se exponen las causas diversas que mo- 
tivan dichos errores, y a fin de llamar la atención sobre su 
calidad, van señalados con las letras (a) (s) (v), según sean 
de carácter aditivo, sustractivo o variable. 
1.2 Influencia de la alteración (oxidación o carbonatación) 
posible del cemento que sirve de unión al depósito del eu- 
dio-grisúmetro con las guarniciones metálicas delas llaves (a) 
2.” Influencia de la oxidación posible de los alambres 
conductores que sirven de soporte a la espiral de platino, 
de la soldadura de éstos al casquillo o de la grasa de las 
llaves (a). ] 
4 
% 
; 
4 
E 
