— 181 — 
3.2  Fugas por las llaves del aparato (a). 
4.” Holguras en las roscas de unión de las llaves del 
aparato a los casquillos del depósito central e influencia del 
orificio de las llaves (s). 
5... Poros en el referido cemento de unión de estos cas- 
quillos al depósito central (v). 
6.” Posible influencia catalítica del alambre de platino 
del grisúmetro para mejorar la combustión rápida de la 
mezcla (a. 
7. Influencia de la situación del punto de inflamación 
de la mezcla explosiva por la chispa eléctrica sobre la me- 
jor combustión de aquélla (s). 
8.” Influencia del volumen de la cámara de explosión 
del eudio-grisúmetro sobre las condiciones de combustión 
de la mezcla (s). 
9.” Solubilidad relativa en el agua de la cubeta en que 
se opera, del anhidrido carbónico formado por la combus- 
tión de la mezcla (a). 
Cada una de estas causas de error las he estudiado sepa- 
radamente, debiendo aquí hacer notar que las cuatro últimas 
causas guardan relación especial con la proporción de las 
mezclas explosivas a que nos referimos en las 2.*, 3.* y 4.* 
serie de ensayos. Con objeto de tener seguridad en el valor 
de los resultados, el volumen de las distintas partes de los 
eudio-grisúmetros ensayados fué cuidadosamente calibrado, 
con agua destilada, por gravimetiía, para deducir su cons- 
tante (*). Paso, pues, a describir los experimentos hechos 
y resultados obtenidos en el estudio de cada una de estas 
causas. 
1.2 Influencia de la alteración (oxidación o carbonata- 
ción) posible del cemento que sirve de unión al depósito del 
eudio-erisámetro con las guarniciones metálicas de las llaves. 
(*) La constante es el número por el que hay que multiplicar la 
contracción leída para deducir la contracción por 100 volúmenes de 
mezcla. 
