AS e 
EUDIO-GRISÚMETRO 
(NUEVO APARATO INDUSTRIAL PARA EL ENSAYO DE LOS GASES 
COMBUSTIBLES) 
Por ENRIQUE HAUSER. 
(Continuaciónr.) 
Los elevados resultados del segundo de estos ensayos 
los atribuí a estar sucia el agua de la pipeta, que parecía 
haber arrastrado sobre sus paredes finas gotitas de mercurio. 
Como por otra parte la superficie del cemento que cubría el 
alambre era muy pequeña, estos resultados sólo podían 
conducirme a suponer que el cemento usado no tenía gran 
tendencia a oxidarse por la explosión, y que ese error podía 
ser sobrepasado fácilmente por otras causas de oxidación 
bien distintas, tales como la oxidabilidad de la grasa de las 
llaves puesta en exceso y la de las soldaduras de los sopor- 
tes de los alambres a los casquillos metálicos del depósito D. 
Mientras tanto, hacía otros ensayos, sustituyendo el ce- 
mento referido (glicerilato de plomo) por el llamado de 
dentista (probablemente oxifosfato de bismuto o cinc) con 
los que hice los siguientes ensayos comparativos: 
MEZCLA Clase Soportes Contracción 
o APROXIMADA | eS ¡ias platas | Por 1(0. 
27-11-15 209, (H, -+ O)..| De dentista... Plata..... | 19,30 
19,30 
15) Deplomo (viejo) Plata...... 19,30 
(15) 'Deplomo (viejo) ca 
| Elatimo o | 19,30 
