— 240 — 
Al efecto hice los siguientes ensayos comparativos con 
soportes de plata y platino: 
CONTRACCIÓN POR 100 
a) LEY En ei aparato En el eudio-grisúmetr 
FECHA pañal g o 
APROXIMADA Hempel - Hauser. Hauser. 
Media. E | Diferencias. 
| j | 
8-10-15 209/. (1,101) 19,63 | 19,63 19,70 | +0,07 
(21) lo (80). 1963 | » | Plata.../ 19,60| —0,03 
| | 19,60 | — 0,03 
Hed! Haded: cl 
11-10-15 | Plata...) 19,60. 
(22) | | 19,60 | 
| | Platino 19,65 | + 0,05 
Esto nos indica que era indiferente el empleo de los so- 
portes en plata o platino. 
Como a consecuencia de los ensayos (5) (6) y (7) que es- 
taban en contradicción con los (8) (9) y (10), llegué a temer 
la influencia de los soportes de níquel, y mi experiencia ul- 
terior me hacía creer que sobre todo en el ensayo (10) se 
trataba de un caso de fuga por las llaves del aparato, de- 
lente de hidrógeno, tendremos 
UNS MAS 0,21 (100— 1,5 x) 0,21 (100 — 1,5 x) 
Xx 0,25 (100 — 7,85) — 15,70 23,04 — 15,70 
2020 PIESOSISA de donde 0.315 x2 21% 178 0 SS 
x 7,34 
21 V 4012243 21 V 2107. 
que se deduce x = =-—— Et ¡5 
0,63 Daz 
A 
0,53 0/63 JU 
cuyo segundo número se aproxima al indicado (13,33 %/¿). La em- 
pleada por mí contenía 19,50 %/, de (H, 0), o sea 130/, de H.., 
mezcla la más baja para combustión completa y de mayor poder 
oxidante que la otra. 
Nh 
i 
