— 243 — 
“sobre mercurio, sin que la incandescencia del platino pro- 
-«dujera contracción alguna. Después hice una prueba com- 
parativa con un grisúmetro mío de gran sensibilidad también, 
por ser de poco diámetro el tubo inferior, y operando indis- 
tintamente en cuba de vidrio (6-11-15) o de celuloide, en la 
cual había conservado el agua dos días, no obtuve contrac- 
ción alguna. 
Como no disponía en esos días de cuba de celuloide 
recién construída, no repetí estos experimentos, pero si, 
«como he indicado más arriba, se varía frecuentemente el 
agua de la cuba, no parece admisible que tal causa de 
error posible pueda alcanzar un valor apreciable en estos 
aparatos. 
Otro punto de interés que observar era la influencia po- 
sible de un exceso de grasa en las llaves del eudio-grisú- 
metro. Aquí pueden presentarse dos casos bien distintos, 
Primero, que un exceso de esta grasa venga a depositarse 
"sobre la espiral de platino, en sus soportes o en la punta de 
platino; segundo, que ésta venga a extenderse por las pa- 
redes interiores del depósito D. 
El primer caso ocurre raras veces, cuando alguna partí- 
«cula que ha obstruído parcialmente el orificio de la llave es 
arrastrada por el agua al vaciar la cámara de explosión, D, 
viniendo a depositarse sobre uno de los puntos indicados. 
El efecto correspondiente he podido observarlo casualmente 
al hacer unos experimentos acerca de la causa 6”, operando 
en una pipeta Hempel-Pfeiffer, en cuyo interior había colo- 
cado una espiral de platino, sobre la que vinieron a deposi- 
tarse unas partículas de grasa amarilla (de maquinaria), se- 
mi-sólida, que vi fundirse y ennegrecerse al paso de la llama 
“de la explosión de mezcla exhídrica de cerca de 20 por 100 
(H, +0). 
