— 244 — 
Los resultados fueron: 
Diferencias. 
2710815... "Sin SEasa en Exceso a iia 19,53 
a) Comida o a 19,89 
Lo que nos daba un ergor, al menos, seis veces mayor 
que el corriente, entre dos determinaciones, en el aparato. 
Hempel-Hauser con que operé. 
En el segundo caso, grasa extendida sobre las paredes, 
resultaba más difícil el estudio, pues exceptuando que haya 
partículas de grasa adheridas a las paredes del depósito, 
las que por tener cierto espesor puedan quemarse por la 
superficie que mira al interior del depósito, en cambio, si la: 
grasa ha llegado a extenderse uniformemente sobre la su- 
perficie interna del depósito, como el espesor de éste es. 
muy pequeño y se halla enfriado por la pared del depósito, 
la grasa participa de ese enfriamiento, y no tiene tiempo de 
oxidarse superficialmente de un modo apreciable en el corto 
espacio de tiempo que dura una explosión. En cambio, el 
engrasado de la superficie del depósito tiene el incónve- 
niente de modificar la constante del aparato, pues, como es 
cosa bien conocida, cuando la superficie interna de una va- 
sija está. engrasada, el volumen de agua contenido hasta una 
misma marca, que saldrá al verterla, será mayor que si 
estuviera limpia, en la porción que en este caso se adhiere 
a las paredes. Ahora bien: si el tubo inferior, £, del eudio- 
erisúmetro está limpio y el depósito se ensucia por grasa, 
el volumen útil de éste habrá aumentado, y la relación del 
primero al segundo, que es lo que constituye la constante 
del aparato, habrá disminuido, y como siendo la ley de la 
mezcla la misma, la contracción aumenta en lo que la cons- 
tante disminuye, cometeremos un error si no conocemos la 
disminución de esa constante. Es evidente que el valor de 
esta relación depende, en cada caso, de las dimensiones. 
respectivas de cada una de las partes del aparato; pero re- 
firiéndonos al aparato en estudio, diremos que mientras el. 
