— 245 — 
tubo f limpio dió en los respectivos contrastes un volumen 
de 11,04 cc. en los dos casos, el del depósito D, medido, 
dió, estando grasiento, 45,98 ec., y limpio 45,72, resultando 
11,04 
las constantes respectivas 100 >< — “%*% 2,0008 
P 45.96 == 12 e 
ae Eee >< 100 = 2,012, es decir rror relati 
y 45,72 5< 12 =D) ; , un error relativo 
¿2012 1,006 
2,001 1,0005 ” 
al que tratamos de evitar, mientras que en condiciones nor- 
males el error de determinación de la constante no excede 
de 0,1 por 100. 
A fin de tratar de ver la influencia de la oxidación de la gra- 
sa en este segundo caso, hice algunos experimentos que por 
las razones antes dichas no fueron del todo concluyentes, ob- 
servando bruscas variaciones, debidas a fugas por las llaves 
unas veces, y probablementea variación en la constante otras. 
Primeramente quise probar empleando glicerina, en vez 
de grasa, para las llaves, cosa que había ensayado con éxito 
en alguna ocasión en llaves de cristal esmerilado; pero eso, 
que resultaba posible en superficies mates, no era factible 
en llaves metálicas de superficie brillante, aun renovando 
para cada serie de ensayos la glicerina. La contracción ob- 
servada en el eudio-grisúmetro (núm. 103), con soporte de 
plata y cemento glicero-plúmbico, fueron, con mezcla oxhi- 
drica de cerca de 20 por 100 (H, + O), de 19,50 por 100 
la primera vez, y 20,70 por 100 y 21,10 por 100 las siguien- 
tes, a causa de fugas. 
Con exceso de grasa amarilla en otro aparato (núm. 104), 
con soportes de platino y cemento glicero-plúmbico, fueron 
es decir, de 0,55 por 100, comparable 
(18-12-15) 19,60 y 19,65, sin exceso de grasa en las llaves. 
(25) 19,71, 19,71 : 19,65, 19,60, con exceso de grasa, en los 
que se observa la tendencia a disminuir las contrac- 
ciones, una vez oxidada la grasa superficialmente. 
Empleando vaselina en vez de grasa amarilla, y poniendo 
