— 240 — 
aquélla en exceso, se observan resultados del mismo orden 
(E. G. núm. 103) en las contracciones. 
(22-12-15) 20,20 por 100, 19,70 por 100, 19,60 por 100, aunque: 
ES nada nos asegura que en la primera determinación 
no hubiese tuga, pues la vaselina no engrasa bien. 
Estos trabajos nos hacen ver que la grasa amarilla da 
buenos resultados, y que sólo estando en exceso tal que 
llegue a pasar al interior del depósito D, se notan sus in- 
convenientes. Ello me hizo pensar, tratando de aquilatar 
más, en el empleo de una grasa de mayor adherencia aún 
a las llaves metálicas y de menos poder de extensión, por 
ser menos flúida, propiedades que encontré reunidas en el 
sebo, y con el cual continué mis ensayos después de bien 
desengrasados los eudio-grisámetros que me habían ser-- 
vido en los experimentos que acabo de referir, y en los que 
luego describiré. 
3.” Fugas en las llaves del aparato.— Antes de seguir 
más adelante debo decir que las experiencias de que ahora 
hablo, y que se describen con la segunda causa de error 
para no alterar el orden del método descriptivo, fueron las. 
últimas ejecutadas antes de transformar el eudio-grisúme- 
tro en el último modelo; en efecto, habiendo terminado: el 
estudio de las diferentes causas de error del referido apa- 
rato, y sustituido por el sebo las otras grasas, encontré, en. 
los primeros resultados obtenidos al hacer dicha sustitución, 
diferencias que ya no podía atribuir más que a pequeñas. 
fugas en las llaves (algo lastimadas en esas últimas prue- 
bas). Esto me hizo pensar que si bien la existencia de una 
fuga podía fácilmente deducirse de la comparación de los 
valores de las contracciones, pues esa causa de error con- 
ducía a un error por exceso generalmente mayor que todos 
los demás reunidos, sin embargo resultaba evidente que el: 
aparato industrial que aquí se estudia presentaría siempre 
una imperfección, comparado a mi grisúmetro, si no había 
medio de asegurarse, como en éste, antes de hacer las se-- 
