— 247 — 
gundas lecturas, de la existencia de una fuga, por hallarse to- 
talmente rodeadas de agua las llaves del aparato. Atendien- 
do a estas consideraciones, llegué, por fin, a modificar el 
eudio-grisúmetro en la forma que se describirá más adelante. 
4.  Holguras en las roscas de unión de las llaves del 
aparato a los casquillos del depósito central, e influencia del 
orificio de las llaves (s). 
Mientras al haber fugas en el aparato los errores son adi- 
tivos, pues el volumen de gas que se escapa es mayor que 
la contracción correspondiente a la parte del gas combus- 
tible que aquél contiene, en cambio, si por defecto del 
ajuste del aparato existen huecos que, por la presión de la 
explosión, almacenan una pequeña cantidad de gas, sin 
darle tiempo de quemarse, y éste retorna al depósito des- 
pués de la explosión, retorno que se encuentra favorecido 
por la depresión subsiguiente a la misma, la contracción se 
encuentra entonces disminuida del volumen de ese gas. 
Que esta causa de error podría existir llegué a asegu- 
rarme experimentalmente utilizando un eudio-grisúmetro 
en el que las roscas de los casquillos no ajustaban bien, y 
en el cual, después de sumergido en agua, se dejaba en- 
trar ésta por el tubo inferior, cerrando la llave núm. 2 cuan- 
do el depósito D estaba medio lleno; haciendo entonces un 
vacío relativo por el tubo superior, estando abierta la llave 
número 1, era fácil ver salir burbujas de aire de la rosca del 
casquillo inferior. E 
A este efecto hice los siguientes ensayos en un eudió- 
metro (*), con manifiestas holguras en la rosca, que unas 
veces se dejó seca y otras untada de glicerina para rellenar 
el espacio libre, que fué sustituida, por último, con una pa- 
pilla de caolín y agua. 
Los ensayos se hicieron con mezcla oxhídrica al 20 por 100 
(H, + O) próximamente. 
(+) Eudio-grisúmetro sin espiral de platino. 
