= lo 
EUDIO- GRISUMETRO 
(NUEVO APARATO INDUSTRIAL PARA EL ENSAYO DE LOS GASES- 
COMBUSTIBLES) 
Por ENRIQUE HAUSER. 
(Continuación.) 
Estos experimentos nos hacen ver, y más claramente los: 
del día 9-2-17, que en el primer ensayo, en que las roscas 
contenían aire, la reducción de la contracción es muy sensi- 
ble; pero que una vez que, restablecida la presión, ese 
hueco se llena de agua, entonces los resultados son com- 
parables entre sí. 
Como la glicerina puede salirse fácilmente de las roscas, 
opté por el empleo de la papilla de caolín, que utilicé en lo 
SUCesivo. 
El estudio de la influencia posible del orificio de las lla- 
ves en esta causa de error, fué estudiado por mí partien- 
do de las siguientes consideraciones. Si por el mal estado 
de la llave se almacena en su orificio una parte del gas com- 
bustible durante la explosión (sin llegar a salir al exterior), 
y vuelve después al depósito, podemos quemarle entonces. 
por la incandescencia de la espiral de platino, y el aumento 
de la contracción nos dará idea del error cometido. 
Las experiencias hechas con mezcla oxhídrica al 20 
por 100 (H, + O) fueron las siguientes, en las que se in- 
dica cuándo la combustión se realiza solamente, por explo-- 
sión, o si, además, se practica por incandescencia. 
ed 
