— 312 — 
SNA MEZCLA CONTRACCIÓN . EEE yA 
z : ranscurrido desde el fin 
APROXIMADA por 100. del ensayo. 
18-12-15 | 20 por 100 (H, + O) ) 19,00 
(33) : 19.60 15minutos más tarde 
A GET | 19,60 18 minutos después. 
4 
| 1d ie 
Idem tana Ed | 19,76 
19,76 15minutos mástarde 
Estos ensayos vinieron a demostrarme que no existia la 
causa de error temida por gases ocluídos en el cemento a 
base de plomo, probablemente a causa de llenarse sus poros 
de agua, y que las diferencias del primer ensayo citado han 
de atribuirse a algún error de operación por una gota de 
agua retenida en las paredes del tubo f de medidas, y que - 
pueden hacer variar una lectura en el valor de la diferencia 
obtenida. 
Ahora bien: como la fabricación de un eudio-grisúmetro 
con cemento fusible tiene ciertas dificultades que no ocurren 
con el empleo del cemento fraguable referido, y por más 
que éste, cuando está mal amasado y poco flúido, puede 
tener poros, aquél, si se calienta demasiado después de 
fundido, puede también presentarlos; y como además todo 
cemento resinoso resulta, por poco que sea, algo soluble en 
los disolventes de las erasas, constituye su empleo un in- 
conveniente para la limpieza de estos aparatos cuando se 
trata de desengrasarlos, y me he mantenido, por el momen- 
to, con el cemento plúmbico, a falta de otro mejor. De todos 
modos, es curioso observar que el empleo del cemento 
fusible no ha producido aumento casi apreciable de con- 
tracción debida a su combustión, o, en todo caso, sólo ha 
habido una ligera oxidación superficial. 
6.2 Posible influencia catalítica del alambre de platino 
del grisúmetro para mejorar la combustión rápida de la 
