OS le 
8. Influencia del volumen de la cámara de explosión 
«del eudio-erisúmetro sobre las condiciones de combustión de 
la mezcla (s).— Debiendo contribuir a que la explosión sea 
más o menos completa la relación que exista entre la su- 
perficie de la cámara de explosión a su volumen, se com- 
prende que mientras menor sea esta relación, más comple- 
tas serán las combustiones. 
Para fijar ideas haremos la comparación, en nuestro 
“caso, entre un eudio-grisúmetro de modelo corriente, en el 
cual el volumen del depósito esférico es próximamente de 
-50 cc. y el de la pipeta Hempel-Pfeiffer de 150 cc., siendo 
la relación de estos volúmenes V/V' =3/1; la de sus su- 
perficies respectivas de s/s =(V/V')2/3= (3/1) 2/3 = 
= 2,07/1, es decir, doble cuando el volumen es triple, o 
“sea que la superficie enfriadora de la pipeta Hempel es re- 
lativamente 1/3 menor que la del depósito del eudio-erisú- 
metro. 
Como luego veremos, en la práctica su influencia no se 
deja sentir, aun en las mezclas débiles, hasta el punto de 
motivar diferencias entre ambos aparatos, que no puedan 
«atribuirse a otras causas de error. 
(Continuará.) 
