— 383 — 
EUDIO-GRISÚMETRO 
(NUEVO APARATO INDUSTRIAL PARA EL ENSAYO DE LOS GASES 
COMBUSTIBLES) 
POR ENRIQUE HAUSER. 
(Continuación.) 
9.2 Solubilidad, en el agua de la cuba, del anhidrido car- 
bónico formado por la combustión de la mezcla (a).—Ya dije 
al principio de este trabajo la manera de medir esta solubi- 
lidad partiendo de mezclas de anhidrido carbónico y aire, 
de ley conocida. Ahora bien, en el curso de este trabajo, 
se me ocurrió un método bien sencillo de medida directa, 
aplicable a la muestra con que se Opera, sin necesidad 
de emplear tablas de corrección; método que consiste en 
hacer una nueva lectura de la contracción, dejando pasar, 
después de leer esta contracción por vez primera, un tiempo 
igual al transcurrido entre la apertura de la llave 2 y el final, 
de dicha lectura (unos cinco minutos) y dando al eudio-gri- 
súmetro varias sacudidas, como es necesario hacer para 
asegurarse, al preparar una lectura, que el orificio de la re- 
ferida llave núm. 2 está libre de agua. La diferencia entre 
ambas lecturas nos da el valor del volumen de CO, disuelto. 
Es curioso de notar que por el empleo de este procedi- 
miento las solubilidades encontradas para el CO, son ma- 
yores que las deducidas por el primer método; esto me ha 
hecho pensar si el ácido carbónico producido por una explo- 
sión, bien sea por estar ionizado o por otra causa, se di- 
suelve más rápidamente en el agua que el procedente de los 
tubos de gas líquido con que operaba en un principio (+). 
(*) Diferencia semejante, pero inversa, a la que ocurre entre el 
anhidrido fosfórico pulverulento recién obtenido por la combustión 
y el mismo cristalizado. 
Rev. Acab. DA Cimncias.—XVI.—Enero, 1917» 26 
