— 390 — 
cimas de milímetro, podremos hacer, por extrapolación, la 
siguiente tabla: 
C | S=C*>=0,0041 
16<0 ea in = 0,0660 por 100 
4 
5) = 0: 1025 
6 == 0,1475 
7) = 0,2010 
o rd A EOS = 0,2620 
9 = 0,3920 
Estos resultados no concuerdan, como dijimos en un prin- 
cipio, con los obtenidos con mezclas. artificiales de CO,, 
pues operando (el 19-12-16) en el mismo aparato con una 
mezcla artificial de aire y CO, al 14,65 %/, de este último 
gas, las contracciones durante 5”, en tres observaciones se- 
guidas, fueron solamente 0,173 -0,247 y 0,173, cuando, 
según la fórmula anterior, debían ser 0,0041 < 14,65? = 
= 215 =< 0,0041 = 0,883. 
Como ya hemos dicho, en cada ensayo se debe hacer una 
determinación para tener en cuenta la solubilidad del CO., 
pero los 'resultados calculados por la ley aproximada que 
acabo de deducir, pueden servirnos de guía y comproba- 
ción en muchos casos. 
Resumen.—Por el estudio que precede llegué a las con- 
clusiones siguientes: 
1. Que el cemento glicero-plúmbico, apropiadamente 
tratado y utilizado, se prestaba sin inconveniente a la fabri- 
cación de estos aparatos. 
a) Que en sustitución del platino podía ser em- 
pleada la plata pura o el niquel para los 
soportes de la espiral de Pf. 
b) Que no había que temer oxidación apreciable 
en la soldadura de los soportes a los cas- 
quillos de la cámara de explosión. 
c) Que evitando un gran exceso de grasa en las 
llaves no había que temer su oxidación. 
