— 304 — 
hice con el nuevo aparato los siguientes ensayos con dis- 
tintas leyes de mezclas diversas. 
Ensayos con mezcla oxhídrica y aire. 
$ 
e Contracción : , 
FECHA Aparato empleado. aproximada. O Diferencias. 
29-116 |Eudio-grisúme-| 20 9, 19,40 
tro moderno 19.50 
con explosión| : 
bajo el agua 
(51) aa o SEEN IATA 
Aparato Hem- » 19,50 
pel-Hauser, 19,40 
medida hecha 
sobre mercu-- 
rio. 
31-1-16 |Eudio-grisúme-| 16 0, 1 + 0,06 
tro sumergido 15,09 + 0,06 
(52 
Aparato Hem- » 15,49 
pel-Hauser. 15,49 
1-2-16  [Eudio-grisúme-| 210, 24,15 
tro sumergido 24,25 
(53) PERO en 
Aparato Hem- > 24,25 
pel-Hauser. 24,20 
Casos de fugas observadas en la llave superior, operando 
con mezcla oxhídrica. 
Ley Contracción e 
FECHA Aparato empleado. A por 100 iferencias. 
aproximada. medida. 
2-2-16 |Eudio-grisúme- 22 9, 22,00 . +0,20 
tro sumergido 22,00 +.0,20 
(54) | ————— | —— |-—--——— XA 
Aparato Hem- » 21,80 
pel-Hauser. 21,80 
