— 400 — 
agua de la misma alcance en el tubo superior del aparato un 
punto de su graduación igual al que el gas marca en la del 
Figura 7 
tubo inferior, y se fija en esta posi- 
ción (*) por medio de una pinza que 
apoya en los bordes de la cuba. En este 
momento sé hace la lectura, después de 
haberse asegurado, por ligeras sacudi- 
das verticales del grisúmetro, que no 
queda ninguna gota de agua en el orifi- 
cio de la llave 2, lo cual falsearía los re- 
sultados. Hecho esto, y una vez que la 
temperatura del agua de la cuba sea 
uniforme, por insuflación de aire, y ano- 
tada aquélla en décimas de grado (o 
medias décimas), se sujeta bien el tubo 
superior con la mano izquierda, por en- 
cima de la pinza, mientras se cierra la 
llave 2 bajo el agua por medio de un 
tubo largo de vidrio o de celuloide para 
evitar todo cambio de nivel. 
En estas condiciones se hace la com- 
bustión por medio de una corriente eléc- 
trica a 10 0 a 12 voltios (**). 
Para obtener buenos resultados es 
- necesario poner el platino al blanco por 
medio de contactos sucesivos, lo cual es 
* (**) Se opera así bajo una carga de agua 
constante. 
(**) La corriente eléctrica puede tomarse, 
bien de una batería de acumuladores, bien de 
instalación de alumbrado. En los dos casos es 
necesario intercalar una resistencia apropia- 
da para evitar la fusión del platino, siendo 
preferib!e el empleo de interruptores con re- 
sistencia en carbón, graduable por la pre- 
sión. 
