— 402 — 
agua hasta que, después de la contracción del gas, marque 
la misma división en el tubo inferior que el nivel del agua 
en el superior, lo cual permite leer el volumen del gas a la 
misma presión que antes de la combustión. La figura 8 da 
idea de esta manipulación. 
Para tener cuenta de la variación de temperatura del 
agua, temperatura que se hace uniforme por insuflación de 
aire, se calcula la variación de tensión correspondiente para 
el gas y el vapor de agua (cerca de 5 mm. de agua por dé- 
cima de grado a 20” C.), y se sumerge otro tanto el grisú- 
metro en el agua, teniendo también en cuenta, de igual ma- 
nera, si hay lugar a la variación de la presión barométrica. 
Estas correcciones de presión se miden sobre la escala del 
tubo superior, que es un poco más larga que la del tubo in- 
ferior, para el caso en que la contracción ocupe todo el 
largo de la escala de este último. 
Con este aparato se pueden hacer determinaciones tan 
exactas como con los grisúmetros más complicados, y en 
menos tiempo del que hace falta para describirlo; además, 
si se dispone de dos tubos inferiores de diferente diámetro, 
se puede tener entonces un grisúmetro con dos sensibili- 
dades. 
