196 III. EXP. TEIL. I. FRÖHLICH. § 32. 



dieses Rohres PP, also um die Richtung des auf das Gitter ein- 

 fallenden Strahles drehbar gemacht. Zur Bestimmung einer solchen 

 Drehung diente der, von außen an das Polarisatorrohr PP be- 

 festigte metallene, mit vollständiger Kreisteilung versehene Posi- 

 tionskreis DD und der zugehörige mit Teilung versehene Nonius, 

 dessen Arm aus einem, längs und um ZZ beliebig verschieb- 

 baren Metallring herausreicht; dieser Ring konnte mittels der 

 Klemmschraube S an die Röhre ZZ beliebig befestigt werden. 



Zum tatsächlichen Gebrauch klebte ich, wie erwähnt, das zu 

 benützende Gitter auf die glatte Plantsche des oben angedeuteten 

 Ringes von etwa 2,5 cm Lichtenweite; dann schob ich diesen Ring 

 in den, in der Platte Q Q befindlichen drehbaren Ring des Zusatz- 

 apparates; die Lage dieses Ringes zur Platte QQ, also auch die 

 Richtung Gitterstriche in der Gritterebene konnte aus der ganzen 

 Kreisteilung dieser Platte und mittels dem, von diesem Ringe aus- 

 gehenden, mit einer Strichmarke versehenen Fortsätzchen be- 

 stimmt werden; wir wollen diesen Kreis QQ den Positionskreis 

 der Furchenrichtung oder der Gitterstriche nennen. 



Der in den Apparat geleitete einfallende Strahl schreitet vorerst 

 immer längs der geometrischen Achse des Polarisatorrohres PP, 

 also auch längs der geometrischen Achse der darin befindlichen 

 Röhre ZZ des Zusatzapparates fort und fällt so auf die gefurchte 

 Fläche 6r; zur Bestimmung des Einfallswinkels dieses Strahles 

 auf die Gitterfläche G diente der mit Teilung versehene metallene 

 Halbkreis E, welcher durch Anziehen einer an K angebrachten 

 Schraube mit dem Kopfe K und der Platte Q Q starr verbunden 

 werden konnte; seine Ebene ist stets senkrecht zur Drehachse von .ST 

 und parallel zur geometrischen Achse von PP und ZZ. Die am 

 äußersten Ausläufer des Fortsatzes FF befindliche Strichmarke ge- 

 stattet also den Einfallswinkel abzulesen. Wir wollen daher den 

 Halbkreis F den Positionskreis des Einfallswinkels nennen. 



Nun ist aber die Einfallsebene eine die Achse von PP und 

 ZZ und die Normale der Gitterfläche G enthaltende Ebene; andrer- 

 seits ist die Ebene des Hauptkreises des Apparates (welcher 

 horizontal eingestellt ist) parallel derjenigen Ebene, welche den ein- 

 fallenden Strahl und den, (wie oben in der vorletzten Alinea des 

 § 30 erwähnt) in horizontale Richtung geleiteten gebeugten Strahl 



