FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER SCHULLER'SCHEN QUECKSILBERLUFTPUMPE. 53 



löstem Jod und dann mit Wasser, Alkohol, Aether reinigen und 

 trocknen. 



Bestimmung der Funktionsfähigkeit. 



Zur Bestimmung der Functionsfähigkeit musste 



1. der Zeitraum, in welchem die Pumpe unter gegebenen 

 Umständen einen mit trockener Luft von bekanntem Volumen ge- 

 füllten Eaum bis zu einem ebenfalls bekannten Verdünnungsgrad 

 zu entleeren vermag — und 



2. die Verdünnungsgrenze, welche man mit dieser Pumpe 

 erreichen kann — bestimmt werden. 



Die Lösung obiger zwei Aufgaben erfordert natürlich 



a) dass jeder zum Schliessen bestimmte Teil der Pumpe 

 vollständig schliesse ; 



b) dass die auszupumpende Luft trocken sei ; 



c) dass man die Dauer der Functionirung unter gegebenen 

 Umständen bestimmen könne; 



d) dass so der Verdünnungsraum wie auch der zu evacuirende 

 Eaum genau calibrirt seien; 



e) dass möglichst genaue Mess-Apparate zum Messen des 

 Druckes verwendet werden. 



Sind obige Aufgaben gelöst, so kann auch zugleich, wenig- 

 stens teilweise, die Functionsfähigkeit und Brauchbarkeit der 

 Schuller' sehen Luftpumpen mit denen der Luftpumpen ande- 

 ren Systems verglichen werden. 



Es ist natürlich, dass die Brauchbarkeit derartiger Pumpen 

 nicht blos von der Günstigkeit dieser Daten, sondern auch von 

 nebensächlichen Umständen abhängig sein wird, wie z. B. die 

 Handlichkeit, die Festigkeit, Einfachheit, Billigkeit, Haltbarkeit 

 u. s. w., welche aber bei wissenschaftlichen Untersuchungen eher 

 in zweiter und vielleicht in dritter Linie von Wesentlichkeit 

 sind. 



Behufs der Bestimmungen habe ich 2 Schuller' sehe Pum- 

 pen von annähernd gleichen Dimensionen construirt, s. Tafel I, 

 und habe selbe im glastechnischen-Laboratorium des königl. 

 ung. Josephs-Polytechnikums mit möglichster Sorgfalt gänzlich 

 selbst verfertigt. 



