54 



KARL KISS. 



In der grossen Tafel I. sehen wir eine auch mit den neben- 

 sächlichen Teilen adjustirte Schuller' sehe Pumpe. 



Bei meinen Messungen wurden blos diejenigen Teile, be- 

 nützt, welche bis zur ersten punetirten senkrechten an der Abbil- 

 dung sichtbaren (I) Linie reichen. Die übrigen als zu einzelnen 

 Specialversuchen dienenden Teile standen bei den Bestimmungen 

 mit dem Pumpenkörper nicht in Verbindung. 



a) Das Schliessen der Pumpenteile wurde bei Vermeidung 

 jeden Fettes durch Quecksilber bewerkstelligt. Wenn die zusam- 

 mengehörigen Teile der Pumpe genau geschliffen sind und die 

 nicht verkratzten Glasteile ober dem Schliff 2 — 3 mm. auch unter 

 Quecksilber stehen, dann ist — wie dies auch Prof. Schuller in 

 überwärmter Abhandlung bemerkt und wie ich es auch selbst an 

 den Teilen einer im hohen Grade evaeuirten Luftpumpe nach 

 mehrwöchentlichem Stehen beobachtete — der Verschluss ein voll- 

 ständiger und lässt nichts zu wünschen übrig. 



Das auf den Schliff passende Quecksilber-Gefässchen muss 

 aber von solchen Dimensionen sein, dass das zwischen beide 

 hineingegossene Quecksilber die Luft vollständig verdränge, und 

 hiezu ist auch ein 2 — 3 mm. weiter Zwischenraum genügend. 

 Die kleinen Schalen, in welchen das den Schliff sperrende Queck- 

 silber enthalten ist, sind an beiden Enden abgeschliffene offene 

 Glasröhren, welche mittels gut schliessender Korke auf die Boh- 

 ren gezogen sind, sie sind leicht zu reinigen und das Quecksilber 

 kann in eine untergehaltene Schale leicht ablaufen. Die von Herrn 

 Baps in seiner Abhandlung (Wiedeman's Annalen 1892) empfohlene 

 Dr. ARRON'sche Quecksilber- und Schwefelsäure-Schliessvorrich- 

 tung mit den mit Hahn versehenen angeschmolzenen Schalen 

 — halte ich für eine überflüssige Complication. 



b) Die in den Teilen der Luftpumpe befindliche, sowie auch 

 die zum Hinaufdrücken des Quecksilbers dienende Luft wurde 

 immer mit Phosphorpentoxyd getrocknet, nachdem sie zuerst die 

 Clorcalciumröhren (gg t ) passirte. 



Um den am Glas haftenden Wasserdampf zu entfernen, er- 

 hitzte ich, wo dies möglich war. die Teile der Pumpe stark und 

 liess trockene Luft hindurchsaugen. 



In der dreihalsigen unteren Flasche der Pumpe, s. Taf. I. A, 



