56 



KARL KISS. 



d) Der Saugraum und der Kaum des Eecipienten der ein- 

 zelnen Luftpumpen wurde mit trockenem Quecksilber calibrirt. 

 Der Saugraum der ScHULLEK'schen Pumpe reicht von dem ober 

 der B Kugel befindlichen v t Ventil bis zu dem r Punkt am ober- 

 sten Teile des an der unteren rechten Seite derselben Kugel ange- 

 schmolzenen Eohransatzes. 



Und nur dann, wenn das Quecksilber bis hieher sank, ist 

 die Verbindung zwischen dem Saugraum und dem Eecipienten frei. 



Jeder andere Eaum, der sich vom r Punkte rechts befindet, 

 bildet den zu evacuirenden Eaum (Recipient). 



Die genaue Bestimmung des Saugraumes hinsichtlich des 

 grossen Quantums des abzuwägenden Quecksilbers gehörte nicht 

 zu den leichteren Aufgaben. Bei der Ausführung schmolz ich an 

 den unteren mit 1. bezeichneten Schenkel der Kugel B einen gut- 

 schliessenden Hahn, entfernte die Hülse des mit 6. bezeichneten 

 Schliffes und verschluss mit einem Stöpsel die Oeffnung des mit 

 6. bezeichneten Eohres. 



Hierauf wurde das Ganze an einem Stativ befestigt und die 

 innere Luft durch den Schliff Nr. 5 mittels der KÖRTiNö'schen 

 Pumpe so lange verdünnt, bis sich die grosse Kugel aus dem unter- 

 gestellten Gefäss bis zum i\ Ventil mit Quecksilber füllte. Der 

 untere Hahn wurde zugedreht, oben die Verbindung unterbrochen 

 und mittels des unteren Hahnes das in der grossen Kugel bis 

 ^' 1 reichende Quecksilber in Tiegel von bekanntem Gewicht gefüllt 

 und auf einer genauen Waage gewogen. 



Aus der Kugel wurde soviel Quecksilber herausgelassen, bis 

 die in die Kugel dringende Luft auch in das r Eöhrchen drang. 

 Der Rauminhalt der Ventile v x und v kam auch in Betracht. Den 

 £in den unteren Schenkel der Kugel angeschmolzenen Hahn ent- 

 fernte ich nach der Bestimmung. 



Der Recipient wurde auf gleiche Art calibrirt. 



Im letzteren Falle verursachte die Volumbestimmung des 

 im Trockengefäss befindlichen Phosphorpentoxyds Schwierigkeiten. 

 Das Volumen des Phosphorpentoxydes musste unbedingt bestimmt 

 werden, ich fand aber dessen sp. G. nirgends angegeben. Herr 

 Dr. Karl v. Muraközy, Privatdocent am hiesigen Polytechnikum half 

 xair aus dieser Verlegenheit, indem er die Freundlichkeit hatte, das 



