FUNKTIONSFAHIGKEIT DER SCHULLER SCHEN QUECKSILBERLUFTPUMPE. 



57 



sp. G. mittels des von ihm construirten Volumenometers 1 zu bestim- 

 men. Er fand es im Verhältniss zu Wasser 1*4311. Mittelst dieser 

 Angabe erhielt ich das Volumen des abgewogenen Phosphor- 

 pentoxycles. 



Am wesentlichsten aber war es einen solchen Messapparat 

 zu construiren, mittels welchem die Functionsfähigkeit dieses 

 Instrumentes bestimmt werden könne. 



In der Construirung solcher zweckentsprechender Apparate 

 sind mir ausgezeichnete Gelehrte zuvorgekommen. 



Die Methode, welche ich bei meinen Messungen anwandte, 

 stammt von F. Arago und A. F. Kupffer. 1832. 2 



Nach demselben Princip begründete Mc. Leod 3 sein Mess- 

 instrument, mit welchem der Berliner Physiker Bessel-Hagen 4 

 die Functionsfähigkeit der Töpler- und GEissLER'schen Pumpen 

 bestimmte. 



Die Construirung des Mc. LEOD'schen Manometers beruht 

 auf dem BovLE-MARioTTE'schen Gesetz, es kann mit ihm eine ver- 

 dünnte Luft von bekanntem Volumen auf ein kleineres ebenfalls 

 bekanntes Volumen comprimirt werden. 



Es sei: 



X = der zu bestimmende Druck, in mm. Quecksilbersäule 

 ausgedrückt, 



V = das Volumen der verdünnten Luft vor der Compression, 



v = das Volumen derselben Luft nach der Compression, 



P = der Druck der comprimirten Luft in Quecksilbersäule 

 ausgedrückt. 



Da das Verhältniss zwischen V und v bekannt ist, so lässt 

 sich daraus der X Druck bestimmen. 



XV=Pu, d.i. X=P~- 



\ 



1 Dr. E. v. Muraközy: Ein neues Volumenorneter, Pötfüzetek a «Ter- 

 meszettudomanyi Közlönyhöz» (Ergänzungshefte zu den Naturwissenschaft- 

 lichen Mitteilungen), Heft XXII. pag. 33, Januar 1S93. 



2 Poggendorff s Ann. 26. p. 450. 



3 Phil. Mag. 4. XL VIII. p. 110, 1874. 



4 Wiedemann's Ann. B. 12, p. 434, 1881. 



