58 KARL KISS. 



Wenn wir das Verhältniss -== so wählen, dass : 



v 1 



V= 100 cm 3 , v= 1 cm 3 , so ist -y = und so zeigt 



die Millimeter-Scala direkt den Druck, da 



P = 100 mm. — 1 mm. 

 10 mm. = 0*1 mm. 

 1 mm. = # 01 mm. Druck entsprechen. 



v 1 



Ist das Verhältniss - = , so bedeutet 



V lOOu 



P= 1 mm. = 0*001 mm. Druck. 



Ein auf diese Weise construirtes Manometer hätte ich extra 

 an der ScHULLER'schen Pumpe anbringen können, aber die Origi- 

 nal-Form der Pumpe bot sich von selbst zu diesem Zweck dar 

 und so verwendete ich hiezu den Hauptkörper der Pumpe. 



Durch diese Modification wurde die Pumpe selbst zu einem 

 viel wertvolleren und bequemeren Apparat. 



An der in der Zeichnung Taf. 3 abgebildeten Pumpe sind 3 

 Manometer. 



Diese Fig. zeigt nur den Pumpenkörper, um das Unterbringen 

 der Manometer leichter veranschaulichen zu können. 



Das mit m l bezeichnete ist ein kurzes mit Millimeter-Scala 

 und stark ausgekochtem Quecksilber versehenes Manometer. Mit 

 diesem kann ein Druck von bis höchstens 0*1 mm. gemessen 

 werden. 



Die zwei anderen Manometer sind in dem mit E bezeich- 

 neten Barometer untergebracht. 



Die zwei Manometer sind zu einer U-Eöhre gebogen und 

 sitzen neben einander auf dem Schenkel des mit b bezeichneten 

 Schliffes. Beide sind gleich lang aber der innere Durchmesser des 

 m 2 Manometers beträgt 4 mm., der des m 3 Manometers aber 1 mm. 

 Beide Manometerröhren sind oben offen und werden blos durch 

 das E Barometerrohr geschlossen. 



Das m 2 Manometer zeigt j^ mm. ; das m 3 Manometer -^^ , 

 beziehungsweise — wenn wir ^ mm. schätzen, dann noch 100000 mm. 



