FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER SCHULLER'SCHEN QUECKSILBERLÜFTPUMPE. 59 



Diese Manometer construirte ich nach obigen Principien. 



Der Verdünnungsraum der Pumpe — siehe Fig. 2 — wurde 

 von v x bis r mit Quecksilber genau calibrirt. 



Dieser Eaum war z.B. = 1000 cm 3 dessen ~q Teil d. h. 1 cm J 

 Quecksilber wurde in umgekehrter Stellung in den am oberen Teil 

 der Kugel befindlichen Zwischenraum der zwei Ventile bis zum 

 O t Strich hineingemessen ; demnach ist der Eaum vom v 1 Ventil 

 bis zum 0± Strich = 1 cm 3 oder ~ Teil des Verdünnungsraumes. 



Dann schüttete ich das 1 cm 3 Quecksilber aus und Hess 

 0*1 cm 3 einniessen. 



Der Eaum von \\ bis 2 ist = 0*1 cm 3 , d. i. der -^^ Teil 

 des Verdünnungsraumes. 



Das O y und 2 Zeichen unterhalb v t wurde auffallend in das 

 Glas gekratzt und ich machte darüber und darunter einige Milli- 

 meterstriche. 



Die im E Barometer befindlichen Manometerröhrchen bilden 

 mit dem Verdünnungsraum der Pumpe, mit der B Kugel und dem- 

 jenigen Teile derselben, welcher sich bis zum v x Ventil erstreckt, 

 ein U -artiges Communicationsgefäss. 



Wenn ich so die oberen Teile der zwei Seiten mit einander 

 durch ein in der 2. Fig. nur punctirt ausgeführtes krummes 

 Hahnrohr verbinde und durch den Hahn das Quecksilber aus dem 

 unteren Gefäss der Pumpe heraufsaugen lasse, so steht es in bei- 

 den Schenkeln in gleicher Höhe, oder wenn ich das Quecksilber 

 auf der linken Seite bis 1 hebe, so wird dieses im Manometer- 

 rohre auf der rechten Seite eben so hoch stehen und so kann auch 

 diese Stelle mit 0± bezeichnet werden. 



Hebe ich das Quecksilber in dem linken Bohr bis 2 , so 

 wird es im Manometer auf der rechten Seite ebenfalls bei 2 stehen. 



Damit die Capillaritäts-Wirkungen keinen Niveau-Unterschied 

 verursachen, wurde das unter dem v x befindliche 2 Eöhrchen von 

 dem mit w 3 bezeichneten — und das mit O x bezeichnete Bohr 

 von dem mit m 2 bezeichneten 4 millimetrigen Bohr abgeschnitten. 



Auf diese Weise war es leicht, die zwei Punkte in dersel- 

 ben Niveauhöhe an den rechtsseitigen Manometerröhren der Pumpe 

 zu fixiren. 



Die ober diesen Punkten befindliche Millimeterscala wurde 



