FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER SCHULLER SCHEN QUECKSILBERLUFTPUMPE. 



61 



an der Aussenseite des E Barometerrohres mit Flussäure ein- 

 geätzt. 



Bei genauen Messungen darf der Apparat seine horizontale 

 Lage natürlich nicht ändern und wenn es doch geschah, so muss 

 mittels der Libelle oder dem Kathetometer die Differenz zwischen 

 den zwei Punkten bestimmt werden. 



Diese Methode der Uebertragung der zwei Punkte war auch 

 deshalb zweckmässig, weil wenn ich nachträglich einfach mit 

 dem Fernrohr die Punkte auf die rechte Seite übertragen hätte, 

 so kann sich diese Seite unter dem Gewicht des aufsteigenden 

 Quecksilbers bis zu 0,1 mm. leicht abwärts neigen und so hätte 

 der Strich von dem der Horizontalebene abweichen können. Ist 

 aber dieser eventuelle Fehler schon a priori in dem Uebertragen des 

 Punktes, so verursacht dies nachträglich keine Unannehmlich- 

 keiten. 



Auf diese Weise verfertigte ich auch solche Manometer, die 

 iööö und imö beziehungsweise ^ angeben. 



Das Messen selbst ist mit diesen Manometern sehr einfach. 



Wenn wir die Pumpe functioniren lassen und die Luft aufs 

 Gerathewohl soweit verdünnt haben, dass wir mit einem dieser 

 Manometer einer Probe anstellen können, dann drehen wir den 

 Begulir-Dreiweghahn der Pumpe mittels des auf ihm befind- 

 lichen Kreisbogens langsam um, so strömt durch die seitwär- 

 tige capillare Oeffnung des Hahnes die Luft langsam in die drei- 

 halsige Flasche, und so wird sich auch das Quecksilber in der 

 grossen Kugel langsam heben. Gelangte das Quecksilber bis zu 

 dem zwischen den Ventilen befindlichen unteren O t Punkt, so 

 drehen wir den Kreisbogen und mit ihm den Hahn ein wenig, 

 aber rasch, zurück. Hiedurch wird die in die Flasche strömende 

 Luft abgesperrt und die Druckerhöhung hört auf und der höchste 

 Punkt des Quecksilber-Meniscus wird beim O t Strich stehen blei- 

 ben. Sollte das Quecksilber etwas über den Strich gestiegen sein, 

 so saugt man es — nachdem man den Kreisbogen ein wenig zu- 

 rückgedreht — mittels der Körting' sehen Pumpe weiter herunter. 

 Vor dem Ablesen ist es zweckmässig, die dünnen Bohren ein wenig 

 mit den Fingern zu klopfen, dass die Adhäsion des Quecksilbers 

 aufhöre, hierauf liest man den Druck in Millimetern — beziehungs- 



