'■62 KAEL KISS. 



weise in ^ oder ■ 7 ^~~ Millimetern auf dem rechtsseitigen Mano- 

 meterrohr ab. 



Wenn z. B. die Quecksilbersäule in dem ^ anzeigenden 

 Manometer bei 25 mm. stehen blieb, so ist der Druck der in der 

 Pumpe befindlichen verdünnten Luft gleich dem Druck einer 

 ^ mm. hohen Quecksilbersäule. 



Wenn das ^ anzeigende m 2 Manometer schon gar keinen 

 Druck anzeigt, so lassen wir in der Kugel das Quecksilber bis zum 

 oberen 2 Punkte aufsteigen, d. i. die darin befindliche Luft pres- 

 sen wir auf einen 10,000-mal kleineren Eaum zusammen. Wenn 

 dann das Quecksilber in dem mit m 3 bezeichnetem Manometer 

 blos bei 1 mm. stehen bleibt, so ist der Druck der darin befind- 

 lichen verdünnten Luft gleich dem Druck einer -^ööö mm * n(men 

 Quecksilbersäule. Wenn das Quecksilber in demselben Manometer 

 bei 0* 1 mm. steht, so ist der innere Druck = rw^, mm. 



1 00, 000 



Bei diesen Messungen muss das v x Ventil immer geschlossen 

 bleiben. 



Wenn sich dieses Ventil entweder durch das rasche Steigen 

 des Quecksilbers oder durch den grossen inneren Druck im Augen- 

 blicke vor der Ablesung öffnen würde, so ist die Messung unbrauch- 

 bar. Nach einigen Proben können diese Messungen leicht verrich- 

 tet werden. 



Die zwischen den zwei Ventilen unter und ober dem X und 

 2 befindliche Millimeterscala dient dazu, um eventuell diese Zwi- 

 schenräume calibriren — und von ihnen auch den V2 , V3 u. s. w. 

 Teil messen zu können. 



Ausserdem, wenn sich der Apparat von seiner Horizontallage 

 verschoben hätte, so kann entweder mit einer Libelle oder einem 

 Fernrohr die Differenz zwischen den zwei Punkten leicht be- 

 stimmt werden. 



Wenn wir nun die bei dieser Messung obwaltenden Um- 

 stände in Betracht ziehen, so müssen wir einsehen, dass wir hier 

 eigentlich nicht den ganzen in der Pumpe herrschenden Druck 

 sondern nur einen Teil desselben messen. 



Den Gesammtdruck in der Pumpe bildet der Druck der ver- 

 dünnten Luft und der Druck des Quecksilberdampfes. Der Queck- 

 silberdampf durchdringt natürlich sämmtliche Teile der Pumpe. 



