64 KARL KISS. 



sind der Pumpe der von Prof. Schulleb construirte Gaseinlass- 

 Apparat (II) und die zu Destillationsversuchen dienenden Neben- 

 teile (III) beigegeben. 



Die Schliffe Nr. 9, 12, 14, 15, 16 haben zwei, einige aber 

 drei ganz in einander passende und gut schliessende Hülsen. 

 Diese letztere Art macht das Wechseln oder Auslassen einzelner 

 Teile ungemein bequem. 



Die Gaseinlassconstruction in Fig. I. rechts vom Barometer- 

 rohr E ist mit II. bezeichnet. Mit diesem Apparat können Spec- 

 tralröhren gefüllt oder verdünntes Gas in was immer für ein Ge- 

 fäss eingelassen werden. 



Wir können damit das Einströmen des Gases in jeder Minute 

 einstellen, oder eventuell den Gasentwicklungsapparat wechseln 

 oder von Neuem in Verbindung bringen. Dieser Teil der Pumpe 

 kann mittels eines bei o angefügten Hahnes durch einen Kaut- 

 schukschlauch immerwährend entweder mit der Wasserstrahl- 

 pumpe oder mit der Luft in Verbindung gebracht werden. 



Wenn wir in den mit o bezeichneten Teil durch den Hahn 

 Luft einlassen, so drückt letztere das darin befindliche Quecksilber 

 hinauf, das Quecksilber aber schliesst mit dem aufschwimmenden 

 Ventil das bei N sichtbare Ende des abgeschliffenen Eohres, jetzt 

 kann durch den Hahn Z oder durch den statt diesem anwendbaren 

 Schliff kein Gas mehr durch den Trockenapparat hindurch ins 

 GEissLER-Kohr gelangen (eindringen). 



Wenn wir den Hahn U dann öffnen, wenn die Wasserstrahl- 

 pumpe von hier Luft saugen kann, so fällt das Quecksilber und mit 

 ihm auch das Ventil, d. i. die bei N sichtbare Oeffnung wird wieder 

 frei. Der Trockenapparat Mist mit Phosphorpentoxyd gefüllt und bei 

 frischer Füllung ist es zweckmässig das Phosphorpentoxyd in ein 

 wenig feuchter Luft stehen zu lassen, dass die Oberfläche feucht 

 werde, so kann es beim Einlassen der Luft nicht in andere Teile 

 der Pumpe zerstäuben. 



Ist der Gaseinlassapparat überflüssig, so legen wir ihn mit- 

 sammt dem elastischen Spiralrohr bei Seite und das zu evacuirende 

 Gefäss wird auf das Duplikat des 9-ten Schliffes angeschmolzen. 



Bei groben Versuchen, wo wir nicht bis -^ mm. arbeiten, 

 verbinden wir den Schenkel des 9-ten Schliffes durch einen gut 



