PUNKTIONSFÄHIGKEIT DEK SCHULLER'sCHEN QUECKSILBERLUFTPUMPE. 69 



Resultate. 



Nachfolgend ist der mit den zwei Pumpen erreichte minimale 

 Partialdruck, und zwar auf einen Athmosphären-Druck bezogen, 

 zusammengestellt. 



Eine Quecksilbersäule von 0*00076 mm. ist =1*0 milliontel Athmosphä- 



rendruck. 



Am Ende der 1. Versuchsreihe mit der Pumpe Nr. I. war 



der minimale Partialdruck -=O00015 mm. = 5 000 qoq Athmosph. 



(Abgerundete Zahlen). 



Am Ende der 2. Versuchsreihe mit der Pumpe Nr. I. war 



der minimale Partialdruck =000015 mm. = ~ qqq q q Athmosph. 



Am Ende der 1. Versuchsreihe mit der Pumpe Nr. IL war 

 der minimale Partialdruck =0.00005 mm. == Q0 „ Athmosph. 



Am Ende der 2. Versuchsreihe mit der Pumpe Nr. II war 

 der minimale Partialdruck =0*00003 mm. = ~ ^ An nnri Athmosph. 



\ zo.UUU,UUU x 



Aehnliche Messungen wurden auch mit anderen Pumpen 

 durchgeführt, besonders Bessel-Hagen bestimmte mittels der 

 TöPLEß'schen Pumpe den mit den Geissler' sehen Pumpen älterer 

 und neuerer Construction erreichbaren minimalen Partialdruck. 

 Die ähnlichen Daten der TöPLER'schen Pumpe bestimmte er mit 

 der Geissler' sehen Pumpe. Ausserdem haben v. Waltenhofen 

 und andere derartige Messungen ausgeführt. 



Zur Bestimmung der Functionsfähigkeit anderer Luftpum- 

 pen benützte vor mir meines Wissens nach Niemand so grosse 

 und so empfindliche Messapparate. So las Bessel-Hagen, als er den 

 Druck der comprimirten Luft mit Quecksilbersäule maass, die hun- 

 dertstel Teile eines Millimeters schon mit einem eine grosse Focus 

 weite besitzenden Fernrohr-Kathetometer ab, während bei meinem 

 Messapparate ein Druck von 1QO0O mm. noch mit = 1 mm. abgele- 

 sen wird, daher ist auch das Ablesen viel tausendfach genauer. 

 Ich beabsichtige daher die Functionsfähigkeit der gebräuchlichsten 

 Quecksilberluftpumpen mit diesem Messaparate zu bestimmen. 



