70 KARL KISS. 



Ich glaube dass ich von den Werten, welche durch andere- 

 Forscher mit anderen Messaparaten bestimmt wurden, abweichende 

 Werte erhalten werde ; ich glaube sogar, dass ich mit meinem 

 Messapparate kleinere Werte erhalten werde, als die von andern 

 Forschern beobachteten. 



Meine Voraussetzung begründe ich damit, dass bei den mit 

 weniger empfindlichen Instrumenten ausgeführten Messungen 

 scheinbar bald diejenige Grenze erreicht wird, über welche hin 

 wir zu observiren nicht im Stande sind, und so kann man sehr 

 niedrigen Druck constatiren. 



Wenn wir die bei den einzelnen Messungen vorkommenden 1 

 Druckveränderungen bei den Daten der I. und II. Pumpe in Be- 

 tracht ziehen, so finden wir, dass selbe nicht successive kleiner 

 werden, sondern nach einzelnen Messungen ein gewisses Steigen, 

 bald wieder ein bedeutendes Fallen zeigen. 



Wenn diese Schwankungen nicht zwischen ^ — Töööö mm *" 

 Druck entsprechenden Grenzen vorkommen würden, wäre man 

 geneigt zu folgern, dass die Pumpenteile vielleicht nicht immer 

 absolut schliessen. Die Erfahrung aber zeigt, dass bei so hoch- 

 gradigen Verdünnungen und so empfindlichen Messapparaten der 

 unbedeutendste mikroskopische Eiss, oder das Eindringen eines 

 mit freiem Auge gar nicht wahrnehmbaren Stäubchens zwischen 

 die Schliffteile, verursacht alsobald ein Steigen von mehreren mm. 

 an der Quecksilbersäule des Manometers, umsomehr wenn wir 

 den Apparat auch stundenlang noch stehen lassen. 



Diese kleinen Schwankungen kann hier nichts anderes ver- 

 ursachen, als die während der Reibung des Quecksilbers aus dem- 

 selben frei gewordene Luft. In vielen Fällen hatte ich Gelegenheit 

 Quecksilber in Barometerröhren bei Anwendung des Vacuums 

 auszukochen. Stundenlang kochte ich 3 — 4-mal ein Barometerrohr 

 aus, und wenn ich das Kochen von Neuem fortsetzte, konnte ich 

 noch immer Luft daraus entfernen. 



Die im Quecksilber gelöste Luft kann ungemein schwer 

 daraus entfernt werden, daher nichts natürlicher ist, als dass es 

 im Vacuum, wenn es sich dazu noch reibt, leicht Luft abgiebt. 



Darum ist es bei solchen Quecksilberluftpumpen, wo das 

 Quecksilber oft mit der Luft in Berührung kommt — wie z. B.. 



