FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER SCHTJLLEr'sCHEN QUEKSILBERLUFTPUMPE. 7I 



bei der SpRENGEi/schen — zweckmässig, einen Luftsammler anzu- 

 wenden, oder das Quecksilber aus einem anderen Vacuum in den 

 Pumpenraum einzulassen. 



Auch das kann geschehen, dass in einzelnen Fällen, über- 

 haupt wenn das Quecksilber rasch steigt — einzelne Luftblasen 

 an der inneren Wand der Kugel haften bleiben, welche das Queck- 

 silber teilweise auch absorbirt — dann zeigt das Manometer einen 

 verminderten Druck. 



Es ist also bei grossen Verdünnungen nicht zweckmässig 

 das Quecksilber rasch steigen zu lassen, sondern gleichmässig 

 langsam. 



Dieses kann bei der ScHULLER'schen Pumpe ungemein leicht 

 erreicht werden, wenn wir die kleine Oeffnung, durch welche die 

 Luft in die dreihalsige Flasche einströmt, capillar machen. 



Die Schuller sehe selbsttätige Pumpe ist, wie es auch die 

 obigen Resultate beweisen eine derjenigen Pumpen, mit welchen 

 die grösste Verdünnung erreicht werden kann. 



Der Regulator der Pumpe macht während der Function, 

 wenn sie auch tagelang währt, die Aufsicht überflüssig. Die 

 schliessenden Teile sind nicht eingefettet and so bekommen wir 

 bei Spectralanalysen in den Spectren keine Kohlenwasserstoff- 

 linien. Rei langsamen mehrere Tage dauernden Destillationen ist 

 diese Pampe bequem und arbeitet rasch. 



Die drei Manometer, welche ohne Complication angefügt 

 sind, machen den Apparat dazu geeignet, dass bei den deli- 

 catesten Spectralversuchen, Destillationen, beim Verfertigen von 

 Crookes sehen Röhren der Druck genau beobachtet, oder derselbe 



Druck immer hergestellt werden kann. 



* 



Die Pumpe wird im glastechnischen Laboratorium des 

 königl. ung. Josephs-Polytechnikums zu Budapest, Eszterhäzy- 

 Gasse Nr. 1, verfertigt. 



Ein einfacheres Exemplar kostet 100 n. Ö. W. Ein Exemplar 

 sammt allen Nebenteilen 150 fl. Ö. W. 



