ÜBER DIE VERWENDUNG VON STIMMGABELN. 



127 



der Sekunde, und auch diese erfolgen noch vollkommen sicher, 

 so zwar, dass die Ströme durch ein Galvanometer geleitet, einen 

 constanten Ausschlag bewirken, vorausgesetzt, dass die Ströme 

 gerade während einer halben Schwingung geschlossen sind, da 

 sonst die Stromdauer von der Amplitude abhängt. So fehlerfrei 

 wirkt der Contact aber nur dann für längere Zeit, wenn die Deck- 

 flüssigkeit durch den bei der Gabel A angedeuteten Gegenstrom 

 fortwährend regenerirt wird und wenn überdies zu starke Ströme 

 vermieden werden. Uebrigens gilt für den Quecksilbercontact auch 

 hier dasselbe, was ich in der vorerwähnten Mitteilung und in einer 

 neueren, auf elektrische Eegistrir- Apparate * bezüglichen Mittei- 

 lung angegeben habe. 



Fasst man die bisher erzielten Eesultate zusammen, so er- 

 giebt sich, dass man auf die hier mitgeteilte Weise eine oder 

 mehrere Stimmgabeln lange Zeit hindurch, wenn nötig, tagelang 

 in constanten Schwingungen erhalten kann, derart dass die An- 

 zahl der Schwingungen für eine beliebige Zeitdauer genau bekannt 

 ist. Dadurch ist man in die Lage gesetzt, Zeitmessungen mit der 

 Stimmgabel viel bequemer und wesentlich genauer auszuführen, 

 als mit frei schwingenden Gabeln, deren Tonhöhe von der Tem- 

 peratur und eventuell auch von der Stromstärke abhängt. Dabei 

 üben die Schwankungen der ersten, mit der Uhr in Verbindung 

 stehenden Gabel, welche zwischen zwei Impulsen auftreten, nur 

 einen unbedeutenden Einfluss aus, da jeder neue Impuls die 

 Phase wieder herstellt. Man kann übrigens auch diese Schwan- 

 kungen sozusagen bis zu einem beliebigen Grade herabmindern, 

 dadurch, dass man zur Vermeidung grosser Sprünge zwischen die 

 Uhr und die Stimmgabel mit 16 Schwingungen ein kleines Pendel 

 einschaltet, welches in der Sekunde vier Ströme liefert. Dies 

 vermindert sowohl die Aenderungen der Tonhöhe resp. der Phase, 

 wie auch namentlich der Amplitude, welche sonst zwischen den 

 Impulsen auftreten würden, so dass die nächste Gabel, welche 

 ihre Impulse von der ersten erhält, nur mehr kaum merkliche 

 Aenderungen aufweisen wird. Die letztere Zusammenstellung ist 



* Ueber elektrische Begistrir-Apparate. Math, und Naturw. Berichte 

 aus Ungarn XI. pag. 271. 1893. 



