224 



LUDWIG ILOSVA"? v. NAGY-ILOSVA. 



bei dieser Beaction sich bildenden Verbindung ist genau propor- 

 tional mit dem Gewichte der salpetrigen Säure. Uebrigens kann ich 

 von der Farbe der Triamidoazobenzol-Lösung ein Gleiches sagen. 

 Ich wünsche nur noch das zu bemerken, dass man die als 

 Maassflüssigkeit benützte Kaliumnitrit-Lösung, in Folge Oxydation 

 zu Nitrat unverändert Monate hindurch nicht aufbewahren kann, 

 wesshalb sie mindestens einmal im Monate controllirt werden muss. 

 Es ist vorgekommen, dass ich in einer, 1 mg. salpetrige Säure im 

 Liter enthaltenden Lösung nach 5 Monaten auch nicht die Spur 

 der salpetrigen Säure mehr finden konnte. 1 



3. Bestimmimg der Salpetersäure mit dem Colorimeter. 



Die Salpetersäure können wir nach unseren bisherigen 

 Kenntnissen durch die Ueberführung in Ammoniak colorimetrisch 

 bestimmen. Der Umstand, dass die Lösung des Diphenylamins in 

 conc. Schwefelsäure die metallenen Bestandteile des Colorimeters 

 angreift und dass die grosse Menge concentrirter Schwefelsäure 

 zu kostspielig wäre, lässt die Verwendung dieses Keagens als un- 

 geeignet erscheinen. 



Tiemann und Gärtnek 2 behaupten, dass die Salpetersäure 

 weder in Säuren, noch in alkalischen Lösungsmitteln ohne Verlust 

 reducirt werden könne. Die Verluste erreichen bei ihnen in alka- 

 lischen Lösungen im besten Falle 10%, während sie Resultate mit 

 sauren Lösungen nicht anführen. Seit der Veröffentlichung ihrer 

 Versuche erschienen auch jene von Ulsch, 3 welche dafür sprechen, 

 dass man Salpetersäure mit Wasserstoff — entwickelt aus redu- 

 cirtem Eisen mit Schwefelsäure — nicht nur hinlänglich genau, 

 sondern auch rasch reduciren kann. Ulsch gebrauchte bei Aus- 

 führung seiner Versuche 0*5 g. Kaliumnitrat ; ich musste mir nun 

 die Ueberzeugung verschaffen, auf welchen Grad von Genauigkeit 



1 Diese Methode der colorirnetrischen Bestimmung von salpetriger 

 Säure habe icli zur Bestimmung der salpetrigen Säure in Brunnen- und 

 Mineralwässer auch vorteilhaft angewendet. 



a Tiemann und Gärtner : Die ehem. u. mikrosk-bakteorolog. Unter- 

 suchung des Wassers, p. 205 ff. 



3 Zeitschr. f. anal. Chem. 1891. XXX. p. 175. 



