364 



ALOIS SCHULLER. 



kann. In diesem Falle ist eine gute Isolation erforderlich. Sollte die Luft 

 zu feucht sein, so kann man dadurch helfen, dass man den Waagebalken, 

 namentlich dessen massives Ende AB mit der Flamme ein wenig erhitzt. 



Fig. 23. 



21. Potentialdifferenz der Metalle. 



Die bei der Berührung von Metallen auftretende Potentialdifferenz 

 kann bekanntlich mit dem Elektrometer nicht unmittelbar, sondern nur durch 

 Vermittelung eines Condensators gezeigt werden. Nach W. Thomson's (Lord 

 Kelvin's) Angabe müsste diese Potentialdifferenz unmittelbar zur Geltung 

 gelangen, wenn die Quadranten seines Elektrometers abwechselnd aus 

 zweierlei Metall bestünden und die Nadel abwechselnd positive und ne- 

 gative Ladung erhielte. Diesen Gedanken, von dessen Verwirklichung mir 

 nichts bekannt ist, versuchte ich für die Vorlesung auszunützen, was auf 

 folgende Art gelang. Der in Fig. 24 skizzirte Apparat ist dem Quadranten - 

 elektrometer nachgebildet, statt der vier isolirten Quadranten sind aber hier 

 zwei ineinander gesteckte Metallröhren C und c angebracht, in deren ring- 

 förmigem Zwischenräume sich die U-förmige Nadel, die in der Figur heraus- 



