( 4<3 ) 



dont le volume est diminué est égale à 4^ fo'S la millionième partie de 

 sa valeur primitive; 2" que depuis la pression d'un tiers d'atmosphère 

 jusqu'à celle de six atmosphères, la diminution du volume demeure pro- 

 portionnelle à l'augmentation de la force comprimante. F. 



Physique. 



Description de l'appareil de Irl. Oersted, pour mesurer la 

 compression de l'eau ; par JSl. Hachette. 



Cet appareil consiste, i" en un vase cylindrique, semblable à celui qui 



est connu dans les cabinets de physique sous le nom de Vase à Ludion; 



c- . . , T, ■. 2° en une plaaue de cuivre, qui supporte un tube formé de deux branches 



o - droites, de différents diamètres et de même axe; la même plaque porte 

 8 mars 182J. 1 i •. . i-^ 1 i^ • j, i- p • i l' • 



un tube droU renverse, dit de Martotte, rempli d air atmosphérique. 



L'intérieur des deux tubes accouplés contient environ 1 17 centimètres 

 cubes; le tube supérieur est capillaire; une échelle tracée sur la plaque 

 de cuivre, parallèlement à ce tube, est divisée en parties égales, chacune 

 d'environ un demi-millimètre, et ces divisions correspondent à des vo- 

 lumes égaux du tube capillaire; les mêmes divisions correspondent à d'au- 

 tres volumes égaux du tube de Mariette. Le rapport du volume d une 

 partie du tube capillaire au volume total de l'eau à comprimer contenue 

 dans les deux tubes accouplés , est exprimé par la fraction décimale 

 o, 000000688. On compte sur l'échelle 210 parties égales, en allant de haut 

 en bas, dans le sens où le mercure descend, lorsque l'eau est comprimée. 



On remplit d'eau distillée, et purgée autant que possible d'air, le vase 

 à ludion et les deux tubes accouplés. Le cou du vase à ludion est assez 

 , large pour donner entrée à la plaque de cuivre; à ce cou est adaptée une 



boite en cuivre terminée intérieurement par un cylindre, dans lequel on 

 fait glisser un piston au moyen d'une vis, dont l'écrou est sur le fond su- 

 périeur de la boîte. Aussitôt qu'on tourne la vis, le piston descend, et 

 on voit la bulle de mercure s'éloigner de l'extrémité supérieure un peu 

 évasée du tube capillaire, pour s'enfoncer graduellement dans ce tube, à 

 mesure que l'on comprime l'eau dans l'intérieur du vase à ludion; eu 

 même temps l'eau de ce vase monte de bas en haut dans le tube Mariette, 

 et son élévation dans ce tube donne la mesure de la compression. 



Il est à remarquer que dans cet appareil , comme dans celui employé 

 récemment par M. Perkins, de Londres, les parois des tubes accouplés 

 sont également comprimées en dedans et en dehors; d'où il résulte que 

 l'abaissement du mercure dans le tube capillaire ne peut pas être attribué 

 à une dilatation des parois de ce tube, et que l'abaissement n'a lieu que 

 parce que l'eau contenue dans le double tube, qui n'est séparée de l'eau du 

 vase à ludion que par une bulle de mercure, est réellement comprimée. 

 Voici une expérience faite en quelques minutes sous les yeux de 

 M, OEersîed, au moyen de son ingénieux appareil : 



