qui le lient toujours tendu. Mais cette manière de mesurer son allon- 102 4' 



gement peut être afTectée de quelques erreurs, soit en raison de légères 

 variations du centre de rotation ou d'inégales flexions du cheveu, dont 

 la partie enroulée sur la poulie lie conserve pas toujours exactement la 

 même longueur, quand cette poulie tourne autour de son axe : il esta 

 craindre aussi que les frottements de ce mécanisme n'en diminuent la 

 sensibilité et qu il n'obéisse pas sur-le-champ à de faibles changements 

 hygrométriques du cheveu , ce qui oblige de lui donner de petites 

 secousses. 



Dans la disposition adoptée par M. Babinet , tous ces inconvénients 

 disparaissent. Le poids est librement suspendu au cheveu , dont on 

 mesure l'aliongement directement, en visant avec un UMcroscope fixe 

 un repère gravé sur ce poids. Le cheveu est attaché par son extrémité 

 supérieure à une pièce mobile que mène une vis micrométrique, au 

 moyen de laquelle on la relève ou on l'abaisse, jusqu'à ce que le trait du 

 repère coïncide avec le fil du microscope : alors lexlrémité inférieure 

 du cheveu se retrouve dans sa position primitive, et son allongement est 

 la quantité dont il a fallu élever ou abaisser son extrémité supérieure 

 quantité dont la vis mierométrique donne la mesure à moins d'un 

 centième de millimètre près. Si donc l'allongement total du cheveu est de 

 5 ou 6 millimèlres, comme dans l'hygromètre de M. Babinet, où il a 

 o"\'25 de longueur, on pourra observer jusqu'aux cinq- centièmes de 

 l'échelle hygrométrique, c'est-à-dire, les cinquièmes des degrés or- 

 dinaires. 



Pour déterminer les points extrêmes, an envelo'ppe d'un cylindre de 

 verre la partie verticale de l'instrument , qui contient le cheveu, et l'on 

 introduit alternativement Jb î'cau et de lacide sulfurique concentré dans 

 le vase que renferme le pied de l'instrument. On ramène, dans les deux 

 cas, le repère sur le fil du microscope, et l'on note les indications de 

 la vis micrométrique : leur différence, oif la quantité totale dont la vis 

 a marché, donné l'étendue de l'échelle hygrométrique, qu'on divise en 

 cent parties égales pour avoir la longueur de chaque degré. 



L'hygromètre ainsi enveloppé d'un tube de verre peut être vissé sur 

 un appareil fermé dont on voudrait connaître 1 humidilé intérieure. 

 Pans son usage le plus ordinaire, qui est d'indiquer les variations hy- 

 grométriques de l'air, on a soin au contraire d'ôter son enveloppe. 



M. Babinet a placé, dans le même instrument ^ trois cheveux attachés 

 à la même pièce de cuivre que fait mouvoir la vis mierométrique, mais 

 tendus par des poids séparés, et dont les allongements sont ainsi tout- 

 à-iàit indépendaiils ; en sorte qu'on a trois hygromètres dans un, qui se 

 contrôlent mutuellement. Leurs indications comparées ne luiont présenté 

 que des différences d'un demi-degré, accord bien supérieur à celui dcs; 

 hygromètres ordinaires. 



