INSTITUT NAT- 
( 106 ) 
d’un prisme ennéadre terminé d’un côté par une pyramide triéde, et de l’autre par 
une pyramide héxadre. C’est la variété nommée isogone par le C. Haüy. Ges prismes 
ont depuis 2 jusqu'à 15 millimètres ( 1 ligne à 6 lignes ). On les trouve dans la roche 
calcaire -dite Dolomie, ävec du mica blanc-jaunätre. Le sommet Hhexaëdre est 
ordinairement peu prononcé. Ge même naturaliste cite dans ce mémoire un pyroxène 
verd-obscur qu’il x rencontré dans tmettroche, intermédiaire entre le petrosilex et le 
trapp de la vallée de Barège, au-dessus de Gèdre, dans les Pyrénées. Ce qui prouve 
que ceite pierre n'appartient. pas exclusivement aux volcans comme on l’avoit cru. 
: A. B. 
Mémoire sur un noufeau Baromètre au moyen duquel on mesure 
immédiatement les changemens de densité de l'air, par le poids du 
mercure, .par le citoyen ConrTé, 
Ve 99 ; LE ï { 
Le C. Conté,. directeur de l’école aërostatique établie à Meudon, s’est occupé 
depuis long-tems des moyens:de construire un baromètre plus portatif et plus sensible 
que ceux dont on a fait usage jusqu'a ce jour. Îl décrit dans son mémoire les divers 
instrumens qu’il. a conçus el exécutés successivement, avant d'arriver à celui qu'il 
présente à l’Institut. La forme du premier de ces instrumens est a-peu-près, celle 
d’une montre ; on en voit le dessin, dans, la fig. 0°..A BC est; une calotie très-solide, 
de fer ow de cuivre, sur les bords de laquelle s'appliquent exactement ceux d’une 
autre calotte d'acier AFC, mince et flexible. Celle-ci s'appuie contre le fond de la 
première, au moyen de ressorts R, R: La, queue C D renferme un canal qui fait 
communiquer la capacité ABCF avec l'air extérieur, et qui peut être fermé hermé= 
tiquement par un bouchon. il 
Au-dessous de la calotte AFC est placé un cadran, percé dans son milieu par un 
canon HI portant, une aiguille HG; le;tout est recouvert d’un verre concave. 
On conçoit que si l’on fait le vide dans l’espace ABCF, la calotte AK C se trouvant 
chargée de tout, le poids de l'atmosphère , renirera, sur elle-même, et comprimera 
les ressorts R, qui. la sontiennent , et elle se relevera lorsque la pression diminuerae 
Par un anécanisme. très-simple placé dans le canon HI, le mouvement de la plaque 
AFC se communique à l'aiguille HG, qui indique, par les arcs qu’elle parcourt; 
les variations. de la pesanteur de, l'air. 
Get instrument , que. l’on pourroit porter dans la poche, ne satisfit point le GC. 
Conté, qui, le trouvant trop sensible au changement de température, imagina d’ap- 
pliquer à son objet. le rallentissement qu'éprouve l'écoulement des fluides par un orifice 
ouvert dans le vide, lorsque le poids de l'air qui presse leur surface supérieure vient 
à diminuer. Pour cela il prit un tube assez large, communiquant avec l'air, extérieux 
en N (Mig. 10) par un robinet. Il plaça dans l’intérieur un,second robinet GF 
engagé däns un cylindre massif PKLQ, contre la surface inférieure duquel s’ap= 
pliquoit exactement le piston IH. Lorsqu’en abaïssant ce piston, il s'éloit procuré un 
espace vide KLIH}; il tournoit le robinet FG, de manière à ouvrir la communication 
entre cet espace et la partie supérieure du tube, et il mesuroit ensuite la durée de 
écoulement du liquide. En faisant cette expérience , au niveau de la Seine, et sur 
a terrasse du château de Meudon, il obtint une différence de g secondes de tems 
dans la durée des deux écoulemens ; pour un changement de hauteur qui ne faisoit 
descendre le baromètre que de 5 lignes. 
Ce second: instrument. fut encore rejété par le C. Corté, comme trop sensible 
aux variations de la chaleur; mais néanmoins il pense ayec raison que les. expéz 
riences auxquelles il est propre seroient très-utiles au progrès de la physique. La 
figure 11 représente une coupe longitudinale du dernier instrument auquel le G: 
Conté s’est arrêté, qu'il a exécuté lui-même comme les précédens ; mais qu'il n’a 
point dessiné. Elle a été grayée d’après un croquis fait de mémoire, et sur lequel 
Dr 
