( 107) 
il n’a pas été possible de marquer tous les détails de construciion qui facilitent 
l’usage de ce nouveau baromètre, et assurent l’éxactitüde de ses résultats ; mais qui 
suffira pour en faire connoître le principe, et mettre un artiste intelligent en état 
de le construire. ; 
Le corps de cet instrument est un tube de fer très-exactement calibré, dans un 
espace À BCD suffisant pour répondre aux plus grandes differences de niveau 
ue-l’on se propose de mesurer. Dans le modèle présenté à l’Institut, À D est 
de 8 pouces; la largeur À B de 18 lignes intérieurement. Au - dessous de C D 
le tube se rétrécit, entre en EF dans un autre tube terminé par une boite 
EFGH, et en 1 K dans une seconde boîte intérieure à la premiere, percée 
cylindriquement jusqu’en PL, et formant un cône tronqué depuis P L jusqu'a sa 
base M N. Elle reçoit dans cet espace un bouchon LM NP de même forme, et 
creusé aussi en cône dans sa partie supérieure, pour emboiîter exactement la partie 
inférieure du tube A BCD. Une vis latérale À, dont le bout est conique, s’in- 
troduit dans une gorge, et poussant le bouchon comme le feroïit un coin, l'approche. 
par degrés insensibles de lorifice du tube intérieur. On voit en O un canal 
ercé dans l'épaisseur du bouchon LMNP, et qui, faisant communiquer le 
tube A BCD avec un canal recourbé Q, percé dans le parois de la botte KMNT, 
forme un syphon ouvert dans la capacité de la boite extérieure ; celle-ci 
communique avec l'air atmosphérique , au moyen d’un canal pratiqué dans 
le bouchon V, canal qui se trouve fermé lorsqu'on enfonce tout-à-fait le bouchon 
dans la parois ( t ). 
Pour remplir l'instrument, on le renverse, on ferme le bouchon V , et on ôte 
le bouchon LM NP; on verse ensuile du mercure, de manière que le tube 
ABCD, la cavité LM NP, et celle de la boîte extérieure, en soient remplis 
jusqu’au niveau de MN. Pour faciliter la sortie de l'air contenu dans ce fluide, 
on fait le vide au-dessus de MN par le moyen du piston TU, qui ferme exac- 
tement la boîte EF GH; on introduit ensuite le bouchon LM NP , on remet 
Vinstrumient dans sa premiére situation, et dès qu’on r’ouvre la communication 
avec l’air extérieur, par le bouchon V, le mercure descend dans le tube ABCD 
et se répand dans la boïte EFGH, jusqu'a ce qu'il ait atteint le niveau où ül 
doit se soutenir. On peut arrêter l'expérience à ce point, en tournant le bouchon 
EMNP, pour que le canal O ne réponde plus au canal Q, ce qui ferme le tube 
A BCD. Pour exécuter ce mouvement, on se sert de la tige RS, qui se dégage 
du piston TU, et porte à son extrémité R un tourne-vis qui s’introduit dans la 
fente qu’on voit à la base du bouchon L M N P. Cela fait, on peut détacher la 
boîte EFGH de l'instrument, et la peser pour constater la quantité de mercure 
qu'elle contient. 
Maintenant il est facile de voir que si l’on porte l’instrument que nous venons 
de décrire, dans un lieu plus élevé que celui où il a été rempli, l’abaissement 
du niveau du mercure dans le tube ABCD, fera sortir de l’orifice O une 
quantité de ce fluide d’autant plus grande que la section AB est plus large, et 
que cette quantilé se connoîtra en pesant de nouveau la boîte EFGH. La sen- 
sibilité de cet instrument est telle, que lorsqu’après l’avoir rempli sur la place 
de la ci-devant église Notre-Dame, on la porté sur l’une des’ tours , élevée 
de 204 pieds, il en est sorti 1877 grains de mercure, ce qui répond à environ 
9 pouces par pied. 
Le GC. Conté avoit donné d’abord à son instrument une forme, au moyen de 
laquelle il servoit lui-même de balance ; mais comme elle auroi exigé dans le 
calcul des observations, des réductions assez délicates, il a jugé à propos de 
l’abandonner. L. C. 
—— 
(x) On voit aisément que la boîte EF G H doi être fermée dans sa partie inférieure par une virole 
destinée à retenir le piston TU, qui forme 4 cette boite un fond mobile, ec qu’il faut supposer enlevé 
dans l'opération qu'on va décrire. ; 
O2 
