(53) 
mêmes une plaque pierreuse dans l'épaisseur de la peau coriace, qui leur tient 
lieu de manteau. 
C, V. 
PHYSIQUE. 
Nouveau moyen pour mesurer l'inclinaison de l'aiguille aimantée, 
proposé par le Citoyen Couroms. 
Quoique l'instrument que l'on employe ordinairement à mesurer l'inclinaison 
de l'aiguille aimantée soit très-simple dans sa construction, il est cependant sujet 
à de grandes erreurs , qui viennent en général de l'impossibilité presqu'absolue 
de mettre l'aiguille, dans toutes les situations qu'elle peut prendre, en équilibre 
par rapport à l’action de la pesanteur, c'est-à-dire , de faire ensorte que son centre 
de gravité soit toujours exactement confondu avec le point sur lequel elle tourne. 
Lorsqu'on lui donne de grandes dimensions , il en résulte encore un nouvel in- 
convénient , savoir une flexion qui, quoique peu sensible, produit néanmoins de 
très-grands effets par l'intluence du plus léger déplacement du centre de gravité, 
pour combiner la force de la pesanteur avec celle du magnétisme. 
Pour éluder ces difficultés, le C. Coulomb, au lieu de chercher immédiatement, 
comme on l'a fait jusqu'ici, la direction de l'aiguille aimantée , dans le plan ver- 
tical qui passe par le pole magnétique, conçoit la force de ce pole décomposée 
dans le même plan, en deux autres, l'une agissant dans une direction hori- 
sontale , et l'autre dans une direction verticale. [1 détermine séparément l'intensité 
de chacune de ces dernières forces, dont la résultarite donne la direction suivant 
laquelle agit la force magnétique, et que doit prendre une aiguille qui n'obéit 
qu'à cette force. 
Le C. Coulomb a prouvé dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour 
. l’année 1789, que l’aiguille aimantée suspendue par son centre de gravité était 
sans cesse ramenée à sa véritable direction par une force constante dans un même 
lieu et pour un même tems. Il suit de-là qu’en observant le nombre des oscillations 
que peut faire dans un tems donné une aiguille suspendue horisontalement , on 
peut obtenir le rapport de la composante horisontale de la force magnétique avec 
la gravité. Quant à la composante verticale, on la mesurera en déterminant avec 
soin le poids qu'il faut ajouter à la partie méridionale d’une aiguille aimantée, 
pour la maintenir dans une situation parfaitement horisontale. Cela posé, si À 
et B sont les mesures respectives des composantes horisontales et verticales de 
Jai de B lencenetdelanel fait] nl 
a force magnétique , TA Sera Ja tangen e e ans e que ait leur resu tante avec 
l’horisontale , et par conséquent de l'inclinaison de l'aiguille aimantée. 
Dans les expériences faites par le C. Coulomb, l'aiguille avoit la forme d’un 
parallélipipède rectangle, d'une épaisseur très-petite eu égard à sa largeur , et 
suspendue toujours de manière que cette largeur fût dirigée dans un plan vertical. 
En nommant P le poids de l'aiguille , la moitié de sa longueur , 1 la longueur du 
pendule, qui fait des oscillations de même durée que celles de l'aiguille lorsqu'elle 
obéit à la Ra magnétique dans un plan horisontal, le C. Coulomb donne la for- 
ILE re 23 
mule —— pour calculer le moment de la force magnétique rapporté à un bras de 
levier d'un millimètre. La longueur de l'aiguille étoit de 427 millimètres, sa largeur 
15, et son poids de 88753 milligrammes : suspendue horisontalement par un fil de 
‘soié dans une boîte bien fermée , elle faisoit 30 oscillations en 286 secondes : 
INSTITUT NAT. 
