(85) 
L'analyse qu'il a faite de la sève, contenoit une assez grande quantité d’acétits 
de potasse , un peu d’acétite de chaux, une certaine quantité de matière végé- 
tale ou mucoso-sucré et une assez grande quantité de muriate de chaux ; il y 
existe aussi des traces légères de sulfate et de muriate de potasse. C’est à peu 
de chose près ce qui avoit déjà été indiqué par le C. Vauquelin, 
ANATOMIE. 
Note sur l'injection des vaisseaux lymphatiques, par le C. Duménu., 
chef des travaux anatomiques à l'Ecole de Médecine. 
Les tubes de verre dans lesquels la colonne du liquide fait , par sa pésanteur, 
l'effet du piston, sont employés avec avantage dans les injections des vaisseaux 
lymphatiques. 
Ceux à robinet d'acier, terminés par un tube de même métal, ont l’incon- 
vénient d'être sujets à la rouille, ce qui les fait souvent briser. D'ailleurs il ne 
s'en file point en France d’un diamètre assez délié pour servir à percer par 
eux-mêmes les vaisseaux ; de sorte qu'on est obligé de faire auparavant, une 
lymphée avec la lancette, pour y introduire ensuite le petit tube d'acier : opéra- 
tion qui exige beaucoup d'adresse. Ces tubes ont sur-tout l'inconvénient de ne 
pouvoir pénétrer dans les vaisseaux superficiels. 
Depuis quelques anné-s, on a employé avec plus de succès des tubes de verre 
dont l'une des extrémités tirée à la lampe de l’émailleur est recourbée ensuite; 
mais ces tubes sont très-fragiles : on est obligé d’enfiler souvent le bec à la 
flamme d’une bougie ; et comme il est la continuité d'un tube à grand diamètre, 
il faut, pour l’alonger, recourir à la lampe au soufflet. En outre, pour empé- 
cher que le liquide ne s'échappe par le bec, il faut tenir le tube couché presque 
horisontalement au moment où l’on perce le vaisseau , et puis le relever à la 
perpendiculaire avec les plus grandes attentions , ce qui est souvent fort diffi- 
cile à exécuter, sans rompre le vaisseau. 
Ces deux sortes de tube ont le défaut d’être inflexibles ; de faire par consé- 
quent un angle d'incidence invariable avec le vaisseau, ce qui est cause qu'au 
moindre mouvement on le traverse ordinairement de part en part en cherchant 
à parvenir dans sa cavité. 
Pour obvier à tous ces inconvéniens , le citoyen Duméril propose l'instrument 
que nous allons faire connoître. 
Soit un tube de verre dont la longueur peut varier de trois à huit décimètres, 
et le diamètre d'un à trois centimètres. L’une des extrémités qui a été chauffée 
et enduite intérieurement de cire à cacheter, est fermée aussitôt avec un bou- 
chon de liége on de bois tendre préparé d’avance. Lorsque la cire est réfroidie, 
on perce le bouchon dans sa longueur avec un poinçon, et l’on pousse dans 
le trou l'extrémité d’un petit tube de verre d’un diamètre égal de deux à trois 
millimètres dans toute sa longueur , qu'on a aussi chauffé et enduit de cire. 
Sur la portion excédente de ce petit tube, qui doit être au plus de deux à 
trois centimètres de longueur, on fait glisser, après lavoir chauffé et enduit 
de cire à cacheter , un bout de sonde creuse de gomme élastique mince èt très- 
flexible de sept à huit centimètres de longueur. Dans l’autre extrémité de la 
portion de sonde élastique on fixe aussi, à l’aide de la cire à cacheter fondue, 
un autre petit tube de verre de même diamètre que celui qui est introduit dans 
le bouchon, mais dont l’une des extrémités est tirée en bec capillaire à la flamme 
d’une bougie. 
; 
Ecozr 
DE Mépecinr. 
