71 

 inférieure par un cône métallique , ayant son sommetdaus l'axe vertical de la chaîne, 

 et dont la pointe répond au-dessus d'un plateau wlidenient établi dans une position 

 horizontale. La distance de la pointe du cône à U surface de ce plateau est d'environ 

 deux décimètres, lors des températures niojen'ies. 



Il est évident que si le point auquel est fi<ée 1 extrémité supérieure de la chaîne 

 éprouve un tassement , ou s'affaisse dans le sens vertical , la pointe du cône doit s'ap- 

 procher du plateau ; et que dans le cas du n^ouvement horizontal , ou du déversement , 

 ]a pointe du cône ne doit plus répondre iur le même point du plateau. On emploie 

 pour mesurer ces changcmens un petit plateau mobile le long d'un axe vertical di- 

 visé en millimètres et en dixièmes de mi-'limètres. On élève ce plateau jusqu'à ce qu'il 

 arase la pointe du cône, et on tient note de la division niarquée sur l'axe du pla- 

 teau par un vernier. La différen<« qu'on trouve lorsqu'on répète l'observation , 

 marque le changement arrivé danr la distance du premier plateau , à la pointe du 



*^°"^* .11 1-1 1 1 



Des cercles concentriques traces sur le plateau mobile , et dont les rayons crois- 

 sent de millimètre en milliiiK'fre , servent à mesurer les uiouvemens horizontaux de 

 la pointe du cône, ou les irclinaisons que prend la partie de l'édifice à laquelle \'à- 

 ploinb est attaché. Lors d' la première opération, on fixe par des repères la position 

 du pied du pelit platca»^; de manière que le centre des cercles coïncide avec l'extré- 

 mité de la pointe du (ànc suspendu à la chaîne , et soit par conséquent sur la di- 

 rection de l'axe de cette chaîne. Quand le point de suspension se meut horizonta- 

 lement l'extrémité du cône se meut aussi de la même quantité sur le plateau, et 

 le rayon du cercle sur la circonférence duquel elle se trouve, marque le déversement , 

 qui a eu lieu d'puis la première observation. 



La différonC' qu'on trouve entre deux élévations du plateau ne donne pas toujours 

 le tassement parce que la chaîne s'alouge ou se raccourcit par l'effet des variations 

 de la temp''î"ature. On sait, par des expériences faites d'abord en Angleterre, et ré- 

 pétées en France par Lavoisier et Laplace , que depuis la température de la glace 

 jusqu'à celle de l'eau bouillante, une verge d'acier s'alouge de -^ , et une verge de 

 fer (foïdu de ^. D'autres expériences ont prouvé que la dilatation du fer îbrgc 

 et ba-'tu , diffère très-peu de celle de l'acier. On peut donc ertiployer les résultats 

 ci-dessus pour dégager des effets de la température, les changemens observés dans 

 la distance du plateau et de la pointe de Y à-plomb. Pour coniioitre la température 

 de chaque partie de la chaîne, on a placé à différentes hauteurs, un nombre suffi- 

 sant de thermomètres. 



Le C. Prony a fait placer cinq à-plomhs tels que celui dont nous venons d'indiquer 

 la construction et l'usage , et qu'il nomme perpendicules métalliques. Quatre de ces 

 inslrumens sont fixés aux quatre piliers du dôme, la longueur de chacun est de i5 

 mètres j le cinquième est suspendu au sommet de la coupole, et sa longueur est de 

 72,6 mètres. •_ ■ '.' ' , • ' 



Les observations faites assiduement chaque décade, depuis 59 mois, et donflé 

 nombre s'élevoit au premier Vendémiaire dernier à 11 70, étant corrigées des effets 

 de la température et discutées avec soin , n'ont indiqué dans l'édifice aucun tassement 

 sensible. Quant au déversement , il a été empêché, par le soin qu'on avoit pris d'adosser 

 de très-grosses masses aux piliers , pour la formation des étais qu'exigent les cons- 

 tructions en sous-œuvre projettées. 



Le C. Prony, dans son mémoire, a tenu compte, pour plus d'exactitude, des 

 changemens arrivés dans la longueur de la chaîne par le jeu des articulations , ré- 

 sultant de sa pesanteur , et par la dilatation des boulons decuivre qui la soutiennent ; 

 dilatation qui agit en sens contraire des autres Causes. Il a remarqué que les perpen- 

 dicules formoient de très-bons instrumens pyrométriques , et nous observerons qu'in- 

 dépendamment de l'objet pour lequel ils ont été construits et qu'ils remplissent 

 parfaitement, la physique peut en tirer un très-grand parti relativement aux varia- 

 tions de température, et à l'effet des rayons du soleil et de la chaleur sur les grands 

 édifices. Nous rappellerons ici à ce sujet , que Bouguer voulant s'assurer si la direction 

 de la pesanteur demeuroit constamment la même, suspendit au sommet du dôme des 



