VERÄNDERUNG D. ELEKTR. WIDERSTANDES VON DRÄHTEN. 301 
Widerstände geschlossen ; der Schlitten, der zur Torsion bestimmte 
Draht und der Knotenpunkt des Kastens von kleinem Widerstand 
waren mit der Stromquelle einer aus drei Danıern’schen Ele- 
menten bestehenden Batterie verbunden. 
Zur Herstellung der Verbindung dienten 3 mm dicke Metall- 
drähte, während die Knotenpunkte der verschiedenen Zweige aus- 
schliesslich Quecksilber bildete, dass der Contact überall möglichst 
vollkommen und constant sei. Auch für die Isolierung von der 
Frde wurde gesorgt und zwar so, dass während der Dauer einer 
Versuchsreihe, während 4—5 Stunden, eine absolute Unveränder- 
lichkeit stattfand. So konnten die Zahlen der Versuchsreihen, ob- 
gleich sie nicht die absoluten Werthe des Widerstandes gaben, 
doch relativ genommen mit einander streng verglichen werden, so 
dass sie die Veränderung des Widerstandes des geprüften Drahtes 
sicher festgestellt werden konnte, was ja die Hauptsache ist. 
Bei den Versuchen benützte ich ein Lorp Kruvın'sches 
Galvanometer von geringem Widerstand mit vier Rollen, deren 
gesammter Widerstand 5°8 Ohm war. 
Der zur Untersuchung bestimmte Draht wurde vor den Ver- 
suchen sorgfältig ausgeglüht, dass jede Ungleichheit ausgeglichen 
werde. Dann wurde er mit dem einen Ende an eine durch einen 
Ebonitpfropf durchgezogene dicke Kupferstange angelöthet und in 
eine in verticaler Lage befestigte 3°5 m lange Kupferröhre versenkt, 
in deren oberen Öffnung der Ebonitpfropf sich presste und bei der 
oberen Löthung die Unbeweslichkeit des ganzen Systems sicherte. 
An das aus der Röhre herausstehende untere Einde des Drahtes 
löthete ich einen 2 kg. schweren Kupfercylinder, der den Draht 
spannte. Die Torsion des Drathes geschah durch das Drehen 
des Cylinders mit der Hand. 
Endlich muss ich noch über den Gang der Messungen selbst 
berichten. 
Da ich einerseits trachten musste, dass die einzelnen Wider- 
standsmessungen je kürzere Zeit in Anspruch nehmen, anderer- 
seits aber bei einem Galvanometer von grösserer Empfindlichkeit 
das Aufsuchen der am Messungsdrahte der Null-Ausweichung 
entsprechenden Lage so zu sagen unmösglich ist, wurde diese Null- 
Lage mittels Berechnung festgestellt. Ich suchte nämlich jene zwei 
