303 COLOMAN v. SZILY JUNIOR, 
aufeinander folgenden Theilungspunkte der in Millimeter getheil- 
ten Skala des Messungsdrahtes, bei denen die entsprechenden 
Galvanometerausweichungen von entgegengesetzer Richtung sind; 
aus dem Werthe dieser beiden Ausweichungen wurde die der Null- 
Ausweichung entsprechende Lage auf Grund der Voraussetzung 
ausgerechnet, dass die Intensität des in der Nähe der Null-Lage 
des Messungsdrahtes durch den Galvanometer fliessenden Stromes, 
d. h. die mit dem Fernrohr beobachtete Skalenausweichung mit 
der Entfernung des beweglichen Contactes von der Null-Lage 
proportional ist. 
Um beurtheilen zu können in wiefern die in dem Ferneren 
mitgetheilten Zahlen glaubwürdig sind, soll noch Folgendes er- 
wähnt werden. Die eigentlichen Messungen konnte man nie un- 
mittelbar nach Einschaltung des Drahtes anfangen ; die mit dem 
Einschalten unvermeidlich verbundenen Biegungen und Erschütte- 
rungen hatten nämlich zur Folge, dass der Widerstand des Drah- 
tes anfangs gar nicht beständig war, aber mit der Zeit eine lang- 
same Veränderung zeigte. Nach ein-zwei Tagen aber nahm der 
Draht schon einen endsiltigen Widerstand an, was aus der voll- 
ständigen Beständigkeit der Schwingungen des Galvanometers zu 
sehen war. Diese Beständigkeit zeigt auch, dass das System von 
der Temperatur gänzlich unabhängig ist. : 
III. Resultate der Versuche. 
Nach Voraussendung des oben Gesagten sehen wir nun, was 
für Resultate die Versuche ergaben. Zu erst führen wir die Ver- 
suche bezüglich des Constantandrahtes an, und zwar vor allem die 
in dem Falle eines gewissen Querschnittes erscheinenden Wider- 
standsveränderungen, dann die Abhängigkeit dieser Veränderun- 
gen von dem Querschnitt, endlich aber die Ausbreitung der 
Messungen auf Drähte, welche wegen der Grösse ihres Ausdeh- 
nungscoöfficienten einer anderen Messungsmethode bedürften. 
Der Diameter des Querschnittes derin der ersten Gruppe vor- 
kommenden Constantandrähte war nahezu ; mm., genau 0'46 em., 
der Widerstand 10:5 Ohm. Dass man die Widerstandsveränderun- 
gen mit der Genauigkeit von nahezu 1 Milliontel messen könne, 
