VERÄNDERUNG D. ELEKTR. WIDERSTANDES VON DRÄHTEN. 303 
war jeder der Hilfswiderstände 50 Ohm und die Empfindlich- 
keit des Galvanometers wurde so reguliert, dass 1 mm Ver- 
schiebung an dem beweglichen Contacte am Messungsdraht, 
in der Gegend der Gleichgewichtslage ein Unterschied der 
Galvanometerausweichung von 50 Skalentheilen entspreche. So 
‘konnte man also, den Contact an einem gewissen Punkt des 
Messungsdiahtes unverändert lassend, durch Beobachtung der 
Galvanometerausweichungen bei den aufeinander folgenden Wider- 
‚standsveränderungen die entsprechende Gleichgewichtslage am 
Messungsdrahte mittels Berechnen auf } mm. bestimmen. 
In der folgenden Tabelle (siehe pag. 304), theile ich eine 
ganze Reihe von Beobachtungen mit, um die Methode des 
Berechnens der Widerstandsveränderung klar ersichtlich zu 
machen. 
Ich muss bemerken, dass in den berechneten Widerstands- 
werthen die letzte Zifter, als die, welche die milliontel Theile giebt 
nicht mehr ganz genau ist, da bei der Ausweichung des Galvano- 
meters die Veränderung von einem Theile überhaupt den Werth 
der letzteren Ziffer um eine Einheit verringert. Diese Messungs- 
reihe wiederholte ich öfter unter denselben Umständen an frischen 
Drähten und die Resultate stimmten genügend überein ; der Gang 
der Veränderung des Widerstandes war bei jedem streng derselbe, 
‚und die entsprechenden Werthe waren nur in der letzten Ziffer 
verschieden, was hauptsächlich von dem geringen Unterschiede im 
Grade der Ausglühung verursacht wurde. Einigemale kam es vor, 
dass der Widerstand einen gänzlich ausserordentlichen, allzu- 
grossen oder allzukleinen Werth zeigte. Da aber diese Fälle nur 
‚sporadisch vorkamen und in ihrem Auftauchen gar keine Regel- 
mässigkeit zu beobachten war, so muss als ihre Ursache entweder 
ein äusseres störendes Moment, oder aber die durch die Torsion 
hervorgebrachte eventuelle Erschütterung betrachtet werden. (In 
der mitgetheilten Tafel kommt zufällig kein solcher ausserordent- 
licher Werth vor.) Wir müssen unsere Tabelle noch mit einem 
Beitrag ergänzen. Da schon in vorhinein zu erwarten war, dass 
die Widerstandsveränderung mit den Elasticitätsgrenzen des 
Drahtes in irgend einer Verbindung sein wird, habe ich noch vor 
den elektrischen Messungen bei jedem Draht die Grenze der 
