VERÄNDERUNG D. ELEKTR. WIDERSTANDES VON DRÄHTEN. 309 
:aber ein nicht mehr zuverlässiges Wachsthum des letzten Deci- 
malen sich zeigte. Hieraus war in Ganzem so viel ersichtlich, dass 
auch bei diesen Drähten eine Veränderung von derselben Art und 
'beiläufig von derselben Ordnung, wie bei dem Constantan, 
auftritt. 
Wenn die beim Constantan angewandte Methode sich schon 
bei den mit Neusilber- und Nickelindrähten gemachten Versuchen 
nicht bewährte, so obliegt es keinem Zweifel, dass es bei den 
Drähten mit grossen Wärmecoefficienten, z. B. dem Eisen oder 
dem Kupfer, nichtangewendet werden kann. Ein — eigentlich über- 
flüssiges — Experiment bestärkte mich auch in meiner Überzeu- 
‚gung. Ich musste mich also nach einer Methode umsehen, bei der 
‚die nicht mehr vermeidlichen thermischen Widerstandsverände- 
rungen doch irgendwie wegfielen. Diese Schwierigkeit wurde noch 
(durch einen Umstand gesteigert. Dass die Widerstandsveränderung 
gleich bei den ersten Torsionen von messbarer Grösse sei, darf 
kein zu dünner Draht genommen werden, dann ist aber der 
Widerstand des Drahtes klein, doch muss er dennoch mit einer 
bis auf die Millionteln gehenden Genauigkeit gemessen werden; 
was aber das für eine schwierige Aufgabe ist, ist ja bekannt. Ich 
hatte auch zu dem Frfolg kein Vertrauen, mein gesammtes 
Streben richtete sich dahin, bezüglich eines, möglicherweise 
chemisch reinen, Drahtes festzustellen, ob die durch Torsion ver- 
ursachte Veränderung von derselben Natur ist, wie bei dem Con- 
stantan, also einer Legierung. Als Stoff wählte ich das Kupfer. 
Zur Beseitigung der durch die Temperatur verursachten 
Veränderungen bewies sich nach lange fruchtlosen Bemühungen 
eine sehr einfache Modifieierung der WHrATSTon«R’schen Anord- 
nung für das zweckmässigste. Als Messungsdraht diente der bei 
‚den vorhergehenden Versuchen benützte Constantandraht, die 
beiden anderen Zweige der Anordnung bildeten zwei nebenein- 
:ander, in der Entfernung von einigen cm. aufgehänsten Kupfer- 
drähte von gleichem Maass, gleicher Qualität und gleicher Bela- 
stung und der Contacte wurde bloss durch dicke Kupferdrähte und 
Quecksilber hergestellt. Das Abweichen von der WHEATSToNE’schen 
Brücke bestand darin, dass ich am Messungsdrahte nicht ein, 
sondern zwei Contacte in unveränderlicher Lage anwandte, deren 
