WIRKUNG- DEE MAGNETISIERUNG AUF DEN DEHNUNGSMODUL. 11 



dtt 1 



grösser, bald kleiner); in diesem Falle ist — = 40000 ' ^ a ^ "^~ 



nute nahe gleich 0,0003 ist, so müsste in (2) der Faktor von 



ungefähr gleich 12 sein, damit ein Milligramm einen Aus- 



schlag von 1 Minute gebe. 



Es sei nun — = 0,1; weniger kann man kaum annehmen, 



sonst müsste man den elastischen Draht zu sehr drillen, was in 

 Folge der elastischen Nachwirkung die Sicherheit der Angaben 

 beeinträchtigen würde. Das Instrument wird in diesem Falle bei 

 (p = 95° 45' labil: bei cp = 90° ist es aber noch nicht empfind- 



lieh genug, da der Faktor von nur =10 ist. Ist =0,5, 



so wird das Instrument bei cp = 120° labil; bei cp = 115° ist 

 der Faktor von — gleich 11. Wenn 0,5 < — < 1, stehen die Yer- 

 hältnisse noch ungünstiger. 



Daraus ist ersichtlich, dass der Apparat nur sehr nahe zur 

 labilen Lage die genügende Empfindlichkeit erreicht, was einen 

 bedeutenden Nachtheil bildet. Jedenfalls gewinnt der Apparat 

 sehr an Brauchbarkeit, wenn man denselben so modincieren kann, 

 dass er die erforderliche Genauigkeit besitze, ohne der labilen 

 Lage so nahe zu kommen. 



Ist — > 1, so wird der Apparat zwar nie labil, er erreicht 

 aber auch nicht die erforderliche Empfindlichkeit. 



2. Modifieierte Form der bifilaren Aufhängung. 



4. Indem ich die Form der bifilaren Aufhängung etwas ab- 

 änderte, befreite ich dieselbe von den im vorigen Kapitel be- 

 sprochenen Nachtheilen. An beide Fäden der bifilaren Aufhängung 

 — gewöhnlich verwendete ich Platindrähte — löthete ich kleine 

 0,5 mm dicke horizontale Stäbe, so dass die Aufhängung wie 

 eine kleine Leiter aussah (1. Fig. AB), eine sehr oft gebrauchte 

 Aufhängung hatte z. B. eine Länge von 60 cm; daran waren in 

 je 2 cm Entfernung die Stäbchen gelöthet, so dass die ganze 

 Aufhängung in 30 gleiche Theile getheilt war; die Entfernung 



