WIRKUNG DER MAGNETISIERUNG- AUF DEN DEHNUNGSMODUL. 13 

 sie 4 mal ganz umgedreht, dann ist 



^ = 48° und d> = 29— • 



- = 0,5 und ^ = 48°, 



^ = 17^ 



- und ^ = 48°, 



dw=16—- 



Der Apparat ist also empfindlicher, als wir gewünscht haben 

 und ist doch noch weit entfernt von der labilen Lage. 



6. Damit der Apparat zu Messungen gut brauchbar sei, muss 

 man noch verlangen, dass er mit Sicherheit und immer gleich- 

 massig funktioniere, dass dieselbe Kraft immer denselben Aus- 

 schlag gebe. Bevor ich diesbezüglich einige Beobachtungen mit- 

 theile, wird es angezeigt sein, einiges über die Einrichtung des 

 Apparates zu sagen. (Fig. 1, von A bis D.) 



Die Aufhängung war in einem vertikalen Rohre angebracht, 

 das an einen kleinen Kasten befestigt war. Das obere Ende der 

 Aufhängung A, war mit einem Torsionskopf fest verbunden; das 

 untere Ende trug einen horizontalen Stab C, mit verschiebbaren 

 Gewichten zur Regulierung der Schwingungsdauer; eben daselbst 

 war auch ein kleiner Spiegel T befestigt zur Messung des Aus- 

 schlages. An den Stab C war der elastische Draht CD gelöthet, 

 dessen unteres Ende den horizontalen Stab K trug. Wird der 

 Torsionskopf gedreht, so muss man dafür sorgen, dass das untere 

 Ende des Drahtes oder der Stab K sich nicht mit drehen könne, 

 sonst könnte ja keine Drillung zu Stande kommen. Dies kann 

 man erreichen, wenn der horizontale Stab an einen fixen Stift 

 anschlägt, so dass seine Drehung in einer Richtung gehemmt ist, 

 ohne dass dessen Bewegung in vertikaler Richtung gehemmt 

 wäre; oder man kann es erreichen, wenn der Stab in eine feine 

 horizontale Schlinge reicht, die an ein festes Stativ gebunden ist 



